20 



ausser diT Hi'>he der pressendcu Quecksilbersaule ira Druckrohr, auch 

 die CapillardepressioD des Quecksilbers in diesem , ferner der Ueber- 

 druck des in der Cuvette betiudlichen Wassers und eventuelle Schwan- 

 kungen des Barometers in Rechnung gezogen warden. Eiue Reduction 

 der pressenden Quecksilbersaule auf 0C. konnte ich unterlassen. da 

 die Temperatur in einer Versucbsreibe constant war und ich nur das 

 Verhiiltuiss von Druckbobe imd Filtrationsmenge kennen lernen wollte. 



4. Messung der Druckhbhe. 



Die osmotischenDruckhbhen wurden meist mit Luftmanometeni ge- 

 messen ; nur wo es sich um geringe Druckkrafte handelte, kamen wobl 

 auch offene Manometer zur Verwendung. 



Die Gestalt meines Luftmanometers fiihrtFig. 1 in ungefahr halber 

 natiirlicher Grosse vor. Der langere gescblossene Schenkel ist mittelst 

 des schon vorhin erwahnten Glashahnschlusses mit dem kiirzeren offe- 

 nen Schenkel verbunden, welchem ein erweiterter Raum zur Aufnahme 

 von Quecksilber angeblasen ist. Beide Schenkel tragen eine von dem- 

 selben Nullpunkt ausgehende Theilung in Millimeter, welche sich auf 

 dem geschlossenen Schenkel liber eine Strecke von 200 Millimeter er- 

 streckt. Der Durchmesser dieses Schenkels wurde geriug genommeii 

 (er lag bei den 3 von mir beuutzten Manometern zwischen 1,166 und 

 1,198 Millim.), damit die osmotische Druckhohe sich schneller und 

 ohne erhebliche Wasseraufnahme in dem Apparat herstellen konnte. 

 Der durcbweg grb'ssere Durchmesser in dem zweimal rechtwinklig ge- 

 bogenen Schenkel erreichte in dem erweitertenRaume 7,5 bis 8 Millim. 



Da iminerhin die Mb'glichkeit vorlag, dass bei langerem Gebraucl 1 . 

 etwas Fliissigkeit zu der im laugen Scbenkel abgeschlossenen Luft ge- 

 langen konnte, so wurde jedes Manometer nach hb'chstens flinfmaligem 

 Gebrauche von Neuem mit trockner Luft gefiillt. Uebrigeus ergab ein 

 Coutrolversuch , dass selbst nach zehnmaligem Gebrauche die stark 

 comprimirte Luft sich noch ebenso wie trockeue Luft bei erbeblicher 

 Temperaturerhohung ausdehnte, dass also soviel Wasser, um durch 

 Dampftensiou sich bemerklich zu rnachen , noch nicht in die trockeue 

 Luft gelangt war. 



Weseutlich mit Rucksicht auf diese oftere NeufUllung waren die 

 Manometer nicht aus einem Stlick angefertigt wordon. Ziiuiichst wurde 

 ein gebrauchtes Manometer auseinauder geiiommen, wobei das Innere 

 des langen Scheukels rein erhalteu werden kanu , dann wurde uach 

 Reiuigung des kiirzeren Schenkels die Zusammensetzung wieder her- 



