21 



gestellt. Wenn es sich urn Versuche bei hbherer Temperatur handelt, 

 muss ein auch uiiter diesen Umstauden uoch zahflussig bleibendes Fett 

 zur Dichtnng des Glashahnes Verweudung finden. Durch Anbringung 

 ernes Siegellacktropfeus 1st die relative Stellung der beiden Schenkel 

 leicht unverriickbar zu fixiren ; nebenbei empfieb.lt es sich, eine Kaut- 

 schuklamelle so anzubrmgen, dass der Glashahn mit gewisser Kraft in 

 seine Hiilse gepresst wird. 



Ein Apparat, mit dem eine Neufiillung der Manometer obne viele 

 Miihe auszufiihren ist, wurde in Fig. 4 abgebildet. Das Glasrohr b 

 wird mit einer Luftpumpe in 

 Verbindung gesetzt und nun 

 der ganze Apparat moglichst 

 evacuirt. Daun lasst man ganz 

 langsam Luft wieder einstro- 

 men, so dass diese, durch 

 im Kaliapparat befindliche 

 Schwefelsaure und durch 

 Chlorcalcium vollkommen ge- 

 trocknet, in das Manometer 

 [m] gelangt. Vor diesem ist 

 ein Glasrohr (d) eingeschaltet, 

 welches in einer nach unten 

 gerichtetenAussackung Queck- 

 silber enthalt. Dieses Rohr Fignr 4. 



und das Manometer werden, nachdem die Luft getrocknet und zuvor 

 bis zu einein gewissen Grade verdiinnt ist, so geneigt, dass das Queck- 

 silber durch die einstro'mende Luft in das Manometer getrieben wird. 

 Die Grb'sse der richtigen Evacuation kann dann an der einfachen Mano- 

 meterprobe u fiir fernere Fiillung markirt werden.. Natiirlich ist ein 

 oft wiederholtes Auspumpen nothwendig , ehe man der Fiillung des 

 Manometers mit vollkommen trockener Luft versichert sein kann. 



Zum Gebrauche wurde der nicht mit Quecksilber angefiillte Raum 

 im offenen Manometerschenkel mit der Fliissigkeit gefiillt, welche auf 

 ihre osmotische Wirkung gepriift werden sollte. Mit dieser wurde dann 

 auch die Zelle angefullt, nachdem das Manometer, wie es Fig. 1 (p. 5) 

 zeigt, eingesetzt war und darauf der endliche Abschluss, ohne dass Luft 

 im Apparate blieb, in der schon vorhin angegebenen Weise, mit Hiilfe 

 eines in eine Capillare ausgezogenen Glasrohres erreicht. Nach Ab- 

 schmelzen der Capillarspitze empfiehltes sich, durch weiteres Eiutreiben 



