23 



gleichmassig temperirten Zimmer gehalten, so 1st es unschwer zu er- 

 reichen, dass die Thermometer im Laufe einiger Stunden um weniger 

 al8 1 / 10 C. schwanken. Diese Constanz der Temperatur 1st deshalb 

 von Bedeutung, well der endliche Gleichgewichtszustaud zwischen os- 

 motischem Einstrom und Filtration unterDruck, namentlich bei niederer 

 Temperatur nur langsam eintritt und man dieserhalb genbthigt ist, vor 

 Beendigung des Versuches sich von dem Feststehen der Quecksilber- 

 saule im Manometer wahrend einiger Stunden zu iiberzeugen. Bei Be- 

 stimmung der Druckhb'he fiir hb'here Temperaturgrade wurde die ganze 

 Olivette in einen mit Sand gefiillten und mit Glasglocke uberdeckten 

 Heizapparat eingestellt, dessen Temperatur gut regulirt wurde. Bei 

 Uebergang von niederen zu hb'heren Warmegraden ist darauf zu achten, 

 dass durch den vermehrten Druck, welchen Ausdehnung von Fltissig- 

 keit und Luft herbeiiuhrt, die Verschltisse des Apparates nicht gefahr- 

 det werden. 



Geringe osmotische Druckhb'hen wurden wohl auch mit otfeuem 

 Manometer gemessen, dessen langer Schenkel, um schnell den Gleich- 

 gewichtszustand herzustellen , aus einem engen Rohre von ungefahr 

 0,3 Millim. Durchmesser gebildet wurde Gestalt und methodische 

 Benutzung dieses Manometers bedarf keiner besonderen Erlauterung, 

 beilaufig sei nur bemerkt, dass der Messungsfehler jedenfalls weniger 

 als 3 Millim. betragt. 



5. Berechnung der Druckhohe. 



Die Druckberechnung aus den Ablesungen erfordern ausser den 

 gewohnlichen, noch einige durch Apparate imd Versucbsanstelluiig ge- 

 botene Correctionen. Um die Berechnung moglichst bequem zu machen, 

 verfuhr ich in folgender Weise. 



Zunachst wurde das nur mit Quecksilber gefiillte Manometer, wahrend 

 der offene Schenkel mit Luft communicirte, vertical in einer mit Wasser 

 gefiillten Cuvette aufgestellt. Aus den Ablesungen ergab sich unter 

 Beachtung desMeniscusfehler und der Calibrirungstabelle des geschlos- 

 senen Manometerrohres, das corrigirte Volumen (), welches auf 0C. 

 und den Druck einer Quecksilbersaule von 1 Centim. Quecksilber 

 reducirt wurde (v ) . Diese Eeduction erfordert die Kenntniss der Tem- 

 peratur der eingeschlossenen Luft (t], des Barometerstandes (A), den 

 abgelesenen Hohenunterschied der Quecksilbersaulen in den beiden 

 Schenkeln des Manometers (d) und die zu Gunsten des geschlossenen 



