25 



erhalten , bedurfte es in einem Falle gar keiner Correction, bei den 

 beiden anderen Manometern musste 0,2, resp. 0,6 zu dem abgelesenen 

 Volumen addirt werden , um dieses in der Millimetertheilung ausge- 

 driickt zu erhalten. 



Die Capillardepression bereclmet sich fiir den geschlossenenScheu- 

 kcl der Manometer zwischen 8,1 und 9,6 Millini. Es konnte in alien 

 Fallen cine Correction von 9 Millim. angebracht werden , ohne (selbst 

 bei Temperaturunterschieden) in Betracht kommenden Fehler zu be- 

 gehen. Urn aus Adhasion des Quecksilbers entspringenden Fehleru 

 vorzubeugen, musste dieses, wie aucli das Manometerrohr vollkommen 

 rein gehalten werden. Immerhin empfiehlt es sich , vor Beendigung 

 eines Versuchs durch leichte Erschiitterungen des Apparates eine even- 

 tuellc Adhasion zu beseitigen. 



Ein kleiner Fehler. welcher aus der unterlassenen Reduction der 

 driickenden Quecksilbersaulen auf gleiche Temperatur entspringt, 

 konnte seiner Geriugfiigigkeit halber hier vernachlassigt werden. Es 

 leuchtet dieses ein, wenn man beachtet, dass die Temperatur des Queck- 

 silbers im Barometer wahrend aller mitzutheilenden Versuche zwischen 

 12 und J9C. lag und die driickenden Quecksilbersaulen im Manometer 

 so niedrig sind, dass selbst bei Temperaturschwankungen von 20 C. 

 der Druckunterschied weniger als 1 Millim. betragen wiirde. Ebenso 

 bedarf es keiner Rechtfertigung , dass die Dilatation des Glases, die 

 nicht vollkommene Exactheit des Mariotte' schen Gesetzes und einige 

 andere unbedeutende Fehlerquellen nicht beachtet wurden. 



Die Summe der Fehler. welche aus Ablesung, Temperaturschwan- 

 kung und ungenauer Einstellung der Quecksilbersaule im Manometer 

 eutspringen , wird im hb'chsten Falle einer Verschiebung der Queck- 

 silbersaule im Manometerrohre um 0,4 Millim. gleichkommen. Dieses 

 bedingt. bei einem Ueberdruck von 1 Atmosphare, einen Fehler von etwa 

 3 Millim., und wenn dieser auch bei 4 Atmospharen bis nahezu auf 

 8 Millim. steigt, so ist doch eine ausreichende Gehauigkeit hergestellt. 



6. Herstellung und Controle der benutzten Losungen. 



Gelegentlicb wurde schon bemerkt, dass, um die Continuitat der 

 Membran zu sichern , sehr viele Versuche bei Gegenwart der Mem- 

 branogene ausgeflihrt wurden, deren Concentration so regulirt war, 

 dass sich beide osmotisches Gleichgewicht hielten. Dieses ist fiir die 

 von mir wesentlich benutzten Membranbildner, fiirFerrocyankaliuni und 

 Kupfernitrat der Fall, wenii die Losungsn von jenem 0,1 Procent, von 



