341 



daU nicht alle Schadlinge gleiclmiafiig zur Entwicklung und Ansicht 

 gelangen, sondern meistens nur der kraftigste. Eine genaue Bestimmung 

 aller dieser ist wohl nur selten erforderlich, denn es geniigt die Kon- 

 statierung eines solchen Schadlings, um die Unbrauchbarkeit eines 

 Wussers fiir eine bestimmte technische Verwendung zu erweisen. 



Am vorteilhaftesten ersclieint mir eine sachgemafie Verbindimg 

 <lrs Plattenverfahrens mit der ..Kolbchenkultur" so nannte man die 

 Methode. welche Fliissigkeiten (in Ko'lbchen!) als Nahrboden fiir die 

 Wasseranalvse anwendet. 



89. Ausfiihruiig der Mologischeii Wasseranalyse. 



10 



Eine technisch-mykologische Untersuchung des Wassers wird sich 



ungefahr so gestalten : 1. Plattenzucht, 2. Kolbchenzueht, 3. Mikroskopische 



Untersuchung des Absatzes (Depot) der Probe. 



Die Ausfiihrung der Platteuzucht folgt im allgemeinen den friiher 



(s. 22. Kap. d. I. Bds.) angegebenen Regeln. und es moge an dieser is. 



Stelle nur einiges Besprechung linden, was Wert fiir die besonderen 



Zwecke der Wasseranalyse haben kann. 



statt der ebenen, Kocn'schen Glasplatten gebraucht man heute wohl 



ganz allgemein die kleinen Doppelschalen, welche unter dem Nanien 



PETRi-Schalen gehen. und sieht von den zahlreichen anderen Gefa6formen2o. 



(EsMARCH-Eollrohrchen, LiPEz-Glas, SOYKA- und RoszAHEGYi-Flasche. 



KowALSKi-Kolben u. ii.), welche neben gewissen Vorteilen stets auch 



grofie Nachteile besitzen. ganz ab. Letztere Abanderungen wurden meist 



fiir den Fall getrott'eu. als die 

 Flatten autierhalb des Labo-25. 

 ratoriums an Ort und Stelle 

 der Probenahme gegossen wer- 

 deu miissen. Fiir diesen Zweck, 

 aber auch sonst fiir recht vor- 

 teilhaft halte ich Doppelscha- so 

 len, wie sie im Laboratorium 

 des kgl. preufi. Kriegsministe- 

 riums gebrauchlich sincl (Fig. 



r\3. Doppelschale fiir Plattenzuchteii 

 Konigl. preufi. Kriegsministeriums. 



des 73) und etwas den BABES- 

 Schalen ahneln. doch ist der 35 

 Rand der Unterschale falzfor- 



mig eingezogeu. Deckel- und Bodenstiick der Schale haben den gleichen 

 Durchmesser uud werden durch eine breite Gummispange zusammenge- 

 halten. welche auch den Spalt dicht abschliefit. 



Von jeder Probe werden mehrere Flatten gegossen ; es geniigen ge- 40 

 wohnlich drei mit verschiedenen Wassermengen, und zwar ist es iiblich. 

 1 ccm. 0.25 ccni. 0.1 ccm oder 0,05 ccm zu nehmen, um auch bei hoherem 

 Keimgehalte auszahlbare Flatten zu erhalten. Das Abmessen so ge- 

 ringer Bruchteile des Kubikzentimeters bildet eine Schwierigkeit, welche 

 durch genaue Teilung und enge Ausfluoifnung der Pipette, so daB pro 45 

 1 ccm 20 30 Tropteu ausfliefien, teilweise iiberwunden werden kann. 

 Besser ist es, den Vorschlagen von MEZ, MIQUEL und RUATA zu folgen 

 und statt direkt 0,05 oder 0.1 ccm Wasser auszusaen, die Probe mit 

 sterilem Wasser zu verdiinnen und von dieser Verdiinnung Flatten 

 mindestens mit je 1 ccm zu giefien. Man erhalt so nicht bloB aus den so. 



