343 



/ 



glaser) gefullt, wird in entsprechender Anzalil in einem Wasserbade 

 von 3040 C verflussigt und bis zum Gebrauche fliissig erlialten. Will 

 man auch Verdtinnungen der Wasserprobe vornehmen, so hat man noch 

 einige Kolbchen bereitzustellen, welche steriles Wasser in genau abge- 

 messenen Mengen enthalten. Die Meflpipetten verwahrt man in r. 

 einem weiten. an einem Ende zugeschmolzenen Glasrohre, welches mit 

 einem Wattepfropf verschlossen 1st. Zum Schutze der Spitzen der 

 Pipetten befindet sich im geschlossenen Ende des Hullrohres ein Bausch 

 von wolligem Asbest. Ein solches Glasrohr besitzt einige Vorziige 

 gegeniiber der gewohnlich verwendeten Blechhlilse, vorziiglich ist esio 

 sauberer und man kann bei Pipetten mit verschiedener Teilung die 

 richtigen auswahlen, ohne sie herausnehmen oder vorher sortieren zu 

 miissen. Die Doppelschalen, welche hie und da zum Sterilisieren 

 in Blechblichsen eingestellt werden, konnen vor Verstauben, d. i. also 

 vor Infektion geschiitzt werden, wenn man sie vor dem Sterilisieren in 15 

 billiges Filtrierpapier briefartig einwickelt und so verpackt auf bewahrt. 



Aufier den genannten Vtensilien benotigt man noch einen (im 

 22. Kapitel des I. Bandes schon beschriebenen) Nivellierstander 

 mit Klihlvorrichtung. auf dessen Platte unter der Glasglocke drei Doppel- 

 schalchen nebeneinander Platz haben; Fettstift zum Schreiben anf2o 

 Glas. Pinzette. sterile Baumwolle sollen immer zur Hand sein. 



Nachdem alles vorbereitet ist, kann man das Plattengiefieii 

 vornehmen. Man zieht eine Pipette ohne die anderen zu beriihren au.s 

 dem Glasrohre, nimmt in die linke Hand eine Eprouvette mit Gelatine, 

 deren Pfropf man schon vorher geliiftet hat, offnet das Probegefa'6 und 25 

 hebt ungefahr aus der Mitte der Probe durch behutsames Ansaugen 

 einige Kubikcentimeter Wasser heraus, stellt auf eine Marke ein und 

 laflt eine genau abgemessene Menge in die Gelatine einflieBen; der 

 Wattepfropf wird wahrend dessen zwischen Ring- und kleinem Finger 

 der rechten Hand gehalten. Jetzt mischt man durch Neigen und Drehen so 

 das Wasser gut in die Gelatine ein, vermeidet zu schutteln, weil dies 

 die Bildung storender Luftblasen verursacht, nimmt ein Doppelschalchen 

 hervor, brennt in der Flamme die Miindung der Eprouvette ab, offnet 

 dieselbe in moglichst geneigter Lage und gieBt die Gelatine in das 

 Schalchen. dessen Deckel man genau daruber halt und nur soweit liiftet.s:. 

 um die Eprouvette einfiihren zu konnen. Man trachte, die Gelatine voll- 

 standig und restlos hineinzubekommen, da sonst eine groliere Zahl von 

 Keimen mit der Gelatine in der Eprouvette zuriickbleiben wiirde. Die 

 Gelatine wird nun durch Hin- und Herneigen am Boden der Schale aus- 

 gebreitet und zum Erstarren auf die horizontal gestellte Platte des 40 

 Xivellierstanders gebracht, wo sie rasch fest wird. Diesen Vorgang 

 wiederholt man mit jeder Abmessung, eventuell mit jeder Verdiinnuug. 



Da diese Yorschrift kein streng einzuhaltendes Rezept darstellt, 

 von welchem nicht abgewichen werden darf, sondern Abanderungen ge- 

 stattet sind. wofern nur der Endzweck ohne Arbeitsinfektion erreicht45 

 wird. mochte ich eine etwas ein fac here Methode des Platte n - 

 giefiens schildern. welche sich in unserem Laboratorium seit Jahren 

 bewahrt hat. 



Soviele Glasschalen, als Flatten gegossen werden sollen, legt man 

 vor sich auf den Tisch, bemerkt auf der Deckelschale mittels Fettstiftes 50 

 die auszusaende Menge, zieht mit der entsprechend grofien Pipette 

 Wasser aus dem ProbegefaB und lafit sofort in jede Glasschale 

 die genau abgemessene W^assermenge tropfenwei.se einfliefien. Dann 



