4 I. Handhabung des Mikroskopes. 



diese Stellung bei jeder Beobachtung clurch Probiren ausfindig zu 

 machen. Besser ist es freilich, man arbeitet mil Deckglaschen, die alle 

 von gleicher Dicke sind, und hat jene Einstellung der Correction ein fur 

 alle mal gemacht, doch diirfte es sehr schwer sein, solche Deckglaschen 

 zu bekommen. 



Je starker die Vergrbsserung , desto diinner muss die zu unter- 

 suchende Schicht sein : die starksten Vergrb'sserimgen geben deshalb 

 sehr schone Bilder fast nur mehr bei in Fliissigkeit suspendirlen diinnen 

 Objecten, als Blutkorperchen u. s. w. 



Nach der Benutzung der Immersionslinse ist der Tropfen durch 

 Fliesspapier wegzusaugen. 



Bei der Einstellung des Tubus hat man stets auf die Gefahr zu 

 achten, mil der Objectivlinse das Deckglaschen zu beriihren. Man 

 geht derselben am besten in folgender Weise aus dem Wege. Man 

 fasst mit der rechten Hand den Tubus, so dass man ihn zwischen 

 Daumen einerseits, Zeige- und Mittelfinger andererseits halt. Die 

 beiden lelzten Finger liegen fest an der Fassung des Tubus. Wenn 

 man auf diese Weise unter leichter Drehung des Tubus denselben 

 nach abwiirts schiebt, vermeidet man die Gefahr, durch einen plbtz- 

 lichen Ruck die Linse auf das Object zu stossen. Hat man den Tu- 

 bus so \veit geschoben, dass nach ungefahrem Augenmaasse der 

 Brennpunkt der Linse dem Object nahe ist, so blickt man durch das 

 Ocular und manipulirt in derselben Weise weiter, bis man ein ver- 

 waschenes wolkiges Bild des Objectes gewahrt; dann erst nimmt 

 man die Mikrometerschraube in die rechte Hand und schraubt weiter 

 nach abwarts, bis die voile Klarheit des Bildeserreichtist. Will man 

 noch sicherer gehen, so bewegt man, wahrend die rechte Hand den 

 Tubus herunterschiebt, mit der linken Hand fortwiihrend den Ob- 

 jecttrager Inn und her, so dass man einerseits durch die dem Auge 

 sichtbar werdende Bewegung des Objectes die nahezu richtige Ein- 

 stellung erkennt, andererseits die Beruhrung des Deckglaschens mit 

 der Linse in der linken Hand fiihlt. 



Nach denselben Principien geht man bei jenen Mikroskopen vor, 

 bei welchen die grobe Einslellung durch eine Schraube geschieht. 



Ist das zu beobachtende Object so klein, dass man nicht darauf 

 rechnen kann, es gleich bei der Einstellung im Sehfeld zu haben, 

 dann vvird die Sache etwas schwieriger. Es ist dann am besten, die 



