6 I. Handhabung des Mikroskopes. 



Wegen der Mangelhaftigkeit dieser Art der Beleuchtung ist man 

 bei alien feineren Untersuchungen darauf ange\viesen, die Objecte 

 durchsichtig zu machen. Sie werden dann von unten her durch die 

 Oeffnung des Objecttisches mittels eines Spiegels beleuchtet. Der- 

 selbe kann ein Concav- oder Planspiegel sein, stall des lelzteren ge- 

 braucht man auch als Spiegel wirkende Prismen. 



Bei starken Vergrosserungen kann das parallelstrahlige Licht des 

 Planspiegel oder des Prismas noch durch eine Sammellinse, die in der 

 Blendung angebracht ist, im Object zu einem Brennpunkt vereinigt wer- 

 den (Condensator) . 



Zum Mikroskopiren ist die Nahe des Fensters nicht der beste Platz. 

 In der Tiefe des Zimmers bekommen die Bilder scharfere Contouren. 

 Man riicke also so weit zuriick als es moglich ist, oline die hinlangliche 

 Lichtintensit'at zu verlieren. Was den Ton des Lichtes anbelangt, so ist 

 der schwach gelbliche der beste. HARTNACK'S, GUNDLACH'S, NACHET'S Mi- 

 kroskope liefern diesen Ton durch die Farbe ihrer Linsen, so dass man 

 bei diesen Mikroskopen das Licht am besten weissen Objecten entnimmt : 

 hellen Wolken, einer weissen Wand. Der blaue Hinimel liefert kein 

 gutes Licht. Hat man ein Mikroskop, dessen Linsen blauliches Licht 

 liefern (MERZ), oder ist man auf blauen Himmel angewiesen, so kann 

 man sich durch Yorlegen von gelbem Uranglas (Canarienglas) helfen ; 

 ist man dagegen in der Lage, bei dem roth gefarbten Licht einer Gas- 

 flamrae u. s. w. untersuchen zu miissen , so legt man ein schwach ge- 

 farbtes Kobaltglas auf den Spiegel des Mikroskopes. Die Starke der 

 Farbung sei der einer schvvachen blauen Schutzbrille gleich. 



Was die Blendungen anbelangt, so gilt die Regel , man 

 nehme die Blendung so enge, wie ohne merkliche Lichtabnahme 

 moglich. Starke Linsen vertragen engere Blendungen als schwache. 



Gewb'hnlich steht der Mittelpunkt des Spiegels senkrecht unter der 

 Blendung. Bei Diatomazeen und iihnlichen Objecten mit scharfen Linien 

 thut die sogenannte seitliche Beleuchtung gute Dienste. Sie besteht 

 darin, dass man das Object so beleuchtet . dass auf demselben Schatten 

 entstehen , indem man den Spiegel nach rechts oder links und oben 

 schiebt und so das Licht schief nach oben auf das Object wirft. Enge 

 Blendungen sind dabei naturlich unmoglich. Bei weichen thierischen 

 Gebilden ist cliese Methode von zweifelhaftem Nutzen, unter anderem, 

 weil sie leicht Trugbilder erzeugt. 







Bestimmung des Vergrosserungsvermogens eines Mikroskopes. 



Man kann die Frage nach dem Yergrosserungsvermogen eines Mi- 

 kroskopes nur so stellen : Um wie viel grosser ist das Xetzhautbild 

 eines durch das Mikroskop gesehenen Gegenstandes, als das Netzhautbild 



