I. Handhabung des Mikroskopes. 7 



desselben Gegenstandes ware, vv enn man denselben mil unbewaffnetem 

 Auge in einer bestimmten Entfernung sehen wiirde. Als diese bestimnite 

 Entfernung sind von HART.NACK und den meisten anderen Fabrikanten bei 

 hren Yergrb'sserungsangaben 250 Mm. angenommen. Andere wahlten 

 als Abstand 5 englische Zoll, I pariser Zoll oder 8 rheinische Zoll. Die 

 Wahl dieser Maasse ist ziemlich gleicbgiiltig, wenn man bei Angabe der 

 Yergrosserungstets auch die Entfernung, auf vvelchesiebezogen ist, nennt. 



Die Beantwortung der genannten Frage kann auf verschiedenem 

 Wege geschehen. 



Man beniitze einen in Glas eingeritzten Millimetermaassslab (wie 

 solche kauflich sind) als Object. Neben das Mikroskop lege man in die 

 angegebene Entfernung einen anderen Millimeter maassstab. Blickt man 

 nun mil einem Auge durch das Mikroskop, mil dem anderen neben dem- 

 selben nach dem zweiten Maassstab , so sieht man zugleicli beide , den 

 einen vergrossert, den anderen in der natiirlichen Grosse. 



Bei einiger Uebung gelingt es , beide Bilder so zur Deckung zu 

 bringen, dass man beobachten kann, wie viele Theilstriche des einen 

 3Iaassstabes zwischen je zwei des anderen fallen. 



Gelingt es nicht auf diese Weise die Bilder gleichzeitig zu sehen, 

 so benutze man hierzu ein sogenanntes Zeichenprisma (Camera lucida, 

 Dikatopter etc., \vie solche in Handel kommen) , durch welches die bei- 

 clen in Rede stehenden Bilder demselben Auge zugefiihrt werden, wo- 

 durch die Yergleichung eine leichtere \vird. 



Zeigt es sich, dass zwischen je zweiTheilstrichen des mikroskopisch 

 gesehenen Maassstabes z. B. zehn Theilstriche des frei gesehenen Maa>s- 

 stabes Platz haben, so vergrossert das Mikroskop zehnmal. Zeigt es sich, 

 dass zwischen je zwei Zehnteltheilstrichen des ersteren 30 Theilstriche 

 des letzteren Platz haben, so vergrossert das Mikroskop 300 Mai. 



Die Yergrosserung allein ist nie ein Maassstab fur den Werth des 

 Mikroskopes. Dieser hangl auch ab von der Scharfe des Bildes. Es ist 

 allgemein eingefiihrt , dieselbe an Diatomaceen als Testobjecten abzu- 

 schatzen. Fiir unsere Zwecke isl diese Methode verwerflich, weil sich 

 die merkwiirdige Thatsache herausgestellt hat, dass manche Mikroskope, 

 welche diese Testobjecte vortrefflich auflosen, lebendes organisches Ge- 

 webe mangelhaft zeigen. So z. B. die Mikroskope von MERZ. Wir 

 sind daher genothigt , unsere Testobjecte dem frischen thierischen Ge- 

 webe zu entlehnen, und wahlen hierzu die Speichelkorperchen, die auch 

 den Vortheil haben, jederzeit zur Hand zu sein. Ein Mikroskop, das 

 die Molecularbewegung im Inneren frischer Speichelkorperchen deutlich 

 zeigt, reicht zu den meisten Untersuchungen aus. 



Bestimmung der wirklichen Grosse eine s mikroskopisch gesehenen 



Objectes. 



Hierzu sind wieder zwei Maassstabe noting. Ein auf Glas geritzter 

 Millimeter- (oder Zoll-) Maassstab , der natiirlich in Unterabtheilungen 



