8 I. Handhabung des Mikroskopes. 



von bekannter Grosse getheilt ist, und ein zweites auf Glas geritztes 

 System gleichweit von einander entfernter Linien, deren Entfernung man 

 nicht zu wissen braucht. Letzterer Maassstab muss als sogenannter 

 Ocularmikrometer in das Ocular des Mikroskopes passen, und da in der 

 Ebene der Blendung liegen. Er muss also , wenn er auf die Blendung 

 gelegt wird, mit der geritzten Seite nach unten sehen. Hat man ein Ob- 

 ject unter dem Mikroskop und will dessen Grosse bestimmen, so schalte 

 man zunachst das Ocularmikrometer ein. Man hat dann im Sehfeld das 

 Object und die Theilung des Maassstabes. Man merke sich , wie lang. 

 durch diese Theilstriche ausgedriickt, das Object ist. Es reiche z. B. 

 iiber 5 Theilstriche. Nun nehme man das Object weg und lege den 

 Millimetermaassstab statt des Objectes auf den Objecttisch, und ver- 

 gleiche neuerdings, wie viele Theilstriche dieses zwischen jenen 5 des 

 Ocularmikromelers Platz haben. Haben etwa acht Theilstriche , von 

 denen jeder einen Werth von l / lw Millimeter hat, Platz, so ist das Ob- 

 ject 0.08 Millimeter gross. Man kann sich der Bequemlichkeit halber 

 ein fiir alle Male eine Tabelle entwerfen, in welcher der Werth eines 

 Theilstriches des Ocularmikrometers bei den verschiedenen Linsencom- 

 binationen verzeichnet ist. 



Ausser dieser Methode giebt es noch eine zweite, zu deren Aus- 

 fiihrung der sogenannte Schraubenmikrometer, ein bei den meisten Mi- 

 kroskop-Fabrikanten verkauflicher Apparat, client. Er besteht im We- 

 sentlichen aus einer Messingplatte, die als Objecttisch dient, und die mit 

 einer feinen Schraube verschiebbar ist, an deren Kopf man die Grosse 

 der Yerschiebung direct ablesen kann. Das Object wird auf diese Platte 

 gelegt, und ein Endpunkt desselben mit derKreuzung desFadenkreuzes, 

 das man sich in der Blendung des Oculars angebracht hat, zur Deckung 

 gebracht. Darauf wird an der Schraube des Mikrometers so lange ge- 

 dreht, bis der andere Endpunkt des Objectes von dem Fadenkreuz be- 

 deckt ist. Die Grosse dieser Yerschiebung wird nun an der Schraube 

 abgelesen. 



Zeichnen und Bestimmung der Vergrosserung einer Zeichnung. 



Ueber die Art, mikroskopische Objecte zu zeichnen, lasst 

 sich schriftlich keine Anleitung geben. Zum Zeichnen von Contouren 

 beniitzt man haufig Zeichenprismen , die sog. Camera lucida, den 

 Dikatopter etc. , sammtlich optische Yorrichtungen , welche den 

 Zweck haben, auf dieselbe Netzhautstelle gleichzeitig das mikroskopische 

 Bild. und das Bild des Bogen Papiers zu werfen, auf welchen gezeichnet 

 werden soil. Man sieht dann das mikroskopische Praparat gleichsam 

 auf dem Papier liegen und fahrt mit dem Bleistift den Contouren nach. 

 Abgesehen davon , dass man auf diese Weise eben nur die Umrisse be- 

 kommt, darf man eine solche Yornchtung, wie dies haufig geschieht. 

 auch deshalb nicht iiberschlitzen, weil. wenn man nicht sehr vorsichtig 



