Blut. 13 



ein Rbhrchen, das eine dazu bestinimt, das Gas znzufiihren, das andere 

 das Gas wegzuliihren. Der Ring 1st an den Ohjecttrager festgekittet. 

 Bringt man nun aut' die untere Flache des Deckglaschens eine kleine 

 Menge Blutes , und setzl dasselbe mittels etwas Fett luftdicht auf den 

 Ring, so findet sich das Blut mil dem Gas abgesperrt , und kann von 

 oben her mikroskopisch beobachtet werden. Das Gas muss, bevor es 

 in die Gaskammer dringt , mit Wasserdampf gesatligt werden, urn das 

 Blut vor Verdunstung zu schiitzen. Werden die beiden Rohren ver- 

 schlossen und ein Tropfen Wasser auf den Objectlrager in den Ring 

 hineingebracht und verfahren wie friiher, so hat man eine feuclite 

 KammeiM, in welcher manObjecte langereZeit vor Vertrocknen geschiitzt 

 beobachten kann. 



Um die weissen Blut kbrnerchen in ihren Lebenseicen- 



I ^ 



schaften genauer zu studiren, dient am beslen Frosch- und Tritonen- 

 blut. Die Behandlung 1st die gewdhnliche. 



L'a'nger bleiben die weissen Blutkorperchen amLeben und lebhafler 

 sind ihre Bewegungen , wenn man sie ervviirmt. Es geschieht die Be- 

 obachtung bei erhb'hter Temperatur mittels des heizbaren Objecttisches. 

 Die vortheilhal'testen Construclionenheizbarer Objecttische sind die nacli- 

 stelienden. 



Man denke sich an der erst beschriebenen Gaskammer noch Fol- 

 gendes angebracht : Es sei das eine Gas I'iihrende Rbhrchen aus Metall 

 und stehe senkrecht auf der Langsaxe des Objecttragers, wagrecht iiber 

 den Objecttisch hinaus. An dasselbe kann man einen ] / 2 Schuh langen 

 und einige Millimeter dicken Kupferdraht, der an einemEnde korkzieher- 

 fbrmig gewunden ist, anstecken. Wird dieser Draht nun durch eine 

 Spirituslampe erwiirmt, so theilt sich die Warme durch das Rbhrchen 

 dem kupfernen Cylinder mit, und der Rauin im Inneren desselben \\ird 

 ebenfalls erwarmt. Der Grad der Warme daselbst ist nicht genau zu 

 ermitteln ; um aber doch die Mbglichkeit zu haben , zu wiederholten 

 Malen ungefahr dieselbe Temperatur daselbst wieder berzustellen , ist 

 die Wandung des Kupfercylinders doppelt , und zwischen beiden Wan- 

 den liegt das kreisfbrmig gebogene Gefass eines Thermometers, an dessen 

 aussen liegender Scala man immer die Temperatur des Cylinders ablesen 

 kann. Hat der Cylinder die Temperatur, die er bei einer friiheren 

 Beobachtung hatte, so ist zu erschliessen, dassderBlutstropfen amDeck- 

 glaschen , wenn auch eine andere Temperatur als der Cylinder, doch 

 nahezu dieselbe Temperatur wie bei jener Beobachtung habe. Dieser 

 Objecttriiger ist durch eine Bekleidung von Hartkautschuck handlicher 

 und weniger gebrechlich gemaoht. Man kann Objecttriiger auch auf 

 elektrischem Wege heizen. Es ist dies bei lange wiihrenden Versuchs- 

 reihen von Vortheil. "") 



* Sielie STRICKEU'S Gewebelehre S. X. 



