I. Handhabnng cles Mikroskopes. 



9 



1st , selbst die Umrisse nicht correcl sondern verzerrt erscheinen. Es 



wird namlich das mikroskopische Bild meistens auf das neben dem Mi- 



kroskop liegende Papier projicirt , and fallt liier, wenn man sich so 



ausdriicken darf, schief auf. d. h. die Fla'che. auf der es gezeichnet war- 



den soil, steht nicht senkrecht auf die Blickrichtung, wie das Object 



selbsl. In Folge dessen wird ein Quadrat , das im Mikroskope gesehen 



wird, als verzerrter Rhombus gezeichuet. Diesen Fehler hat nicht der 



Zeichenapparat, den HART.VACK verkauft. Bei den anderen Apparaten zu 



diesem Zwecke ist vor der Anschaffung oder Beniitzung zu rathen, em 



Glas, welches quadratisch 



gerilzte Felder triigt. in 



das Ocular oder tinier 



das Objectiv zu legen und 



diese im Sehfeld gesehenen 



Quadrate mil dem Zeichen- 



apparale nachzuzeichnen, 



urn zu sehen, ob sie nicht 



verzerrt sind. Man kann 



dann durch Neigen der Pa- 



pierflache den Fehler cor- 



rigiren. Der einfachste 



derartige Zeichenapparat ist 



ein Deckglaschen (SCIIENK , 



welches iiber dem Ocular 



geneigt angebracht ist. und 



welches gespiegelt das Pa- 



pierblatt und mil durch- 



gehenden Strahlen das mi- 



kroskopische Object sich 



gegenseitig deckend sehen 



la'sst. Das Deckglaschen 



muss so befestigt sein, 



daSS Seine NeiSUnS nacll 

 n ,.. c . .. "", 



Bedurfniss geandert wer- 

 den kann. 



Dieser einfachste Zeichenapparat hat freilich den Nachtheil , dass 

 das Papier senkrecht stehen und in Ocular-Hohe angebracht sein muss, 

 damit die Bilder correct seien. Hier ist er deshalb beschrieben , weil 

 sich inn Jedermann aus einem Deckglaschen und einer durchlocherlen 

 Korkplatte herstellen kann. 



Die Vergrosserung einer Zeichnung , die man von einem mi- 

 kroskopischen Bilde entworfen hat, misst man. wie sich nach dem Yor- 

 hergehenden von selbst versteht , entweder so, dass man . wenn das 

 Object gross gentig ist. dieses mit freiem Auge abmisst und mit der 

 Zeichnung vergleicht. Die Lange der Zeichnung. dividirt durch die des 



Fig. 1. a b Deekgliischen. Ocular des Mikroskopes. 

 c rfZeiclienbrett mit dem Papier. In der Ehene der 



Biendung das Lnfttiid. 



