I. Handhabung des Mikroskopes. 3 



schraubt wird , ein Tropfen destillirten Wassers aus einer Pipette zu 

 bringen. Der Tropfen muss so klein sein , dass er beim Ansclirauben 

 unten an der Linse hiingen bleibt, und dabei nur die eigentliche Glas- 

 linse bedeckt. War der Tropfen , den man auf die Linse brachte, zu 

 gross, so ist ein Theil desselben mittels Fliesspapiers wegzusaugen, wo- 

 bei das Papier nie die Linse selbst, sondern nur die Metallfassung zu 

 beriihren braucht. Die Beriihrung der ersteren ist deshalb zu vermei- 

 den , weil erstens gelegentlich Faserchen des Papiers hiingen bleiben 

 und ein Abwischen der Linse nothig machen , was natiirlich moglichst 

 seltenzu geschehen hat, und well zweitens das Papier oftjhoch Kieselsaure 

 enthiilt, durch welche die Linse zerkratzt werden kann. 



Hat man die Linse sammt ihrem Tropfen angeschraubt, so senke 

 man den Tubus, wiihrend man von der Seite her den Tropfen beobach- 

 tet. An der plotzlichen Veriinderung des Reflexes an demselben erkennl 

 man den Moment, in welchem der Tropfen das Deckglaschen beriihrt. 

 Nun kann man mittels Mikrometerschraube welter einslellen. 



Da der Tropfen an der Linse haften bleibt , kann man ungescheut 

 das ganze Object unter der Linse verschieben, hat sich aber wohl zu 

 hiiten , den Tropfen iiber den Rand des Deckglaschens iiberfliessen zu 

 lassen. Abgesehen von alien anderen Nachtheilen, die eine solche 

 Unreinlichkeit fiirLinse und Object zur Folge haben kann, kommt dadurch. 

 wenigstens unter gewissen Umstiinden, die Fliissigkeit unter dem Deck- 

 glaschen in Bewegung und vereitelt dadurch jede Beobachtung. 



Haftet aus irgendwelchen Umstiinden das Deckgliischen am Object- 

 triiger weniger fest als an der Linse , dann bringt es bei Verschiebung 

 des ersteren oder bei Hebung und Senkung des Tubus durch die Mikro- 

 meterschraube im Object Stromungen hervor, und macht hiedurch die 

 Beobachtung hb'chst unsicher und oft unmoglich. In solchen Fallen 

 kann gewohnlich durch vorsichtige Vergrosserung deslmmersionstropfens 

 abgeholfen werden. 



Fiir die stiirksten Immersionslinsen, z. B. HARTXACK Nr. XV., 

 pflegen unsere Deckgliischen zu dick zusein, man gebraucht deshalb statt 

 ihrerGlimmerbliiltchen, die man sich in hinliinglicher Grosse und fast 

 beliebigerFeinheit vongrosserenGimmerplatten abspalten kann. IstLuft 

 zwischen den Schichten des Glimmers, so muss derselbe erst ausgekocht 

 werden. Wegen der Ebenheit und Reinheit des Glases ist dasselbe, 

 wo es anwendbar, dem Glimmer vorzuziehen. An Immersionslinsen, 

 auch an manchen starken Luftlinsen ist eine Vorrichtung angebracht, 

 welche den Zweck hat, einen Fehler zu corrigiren , welcher durch die 

 Ablenkung der Lichtstrahlen an den beiclen Grenzfliichen des Deck- 

 glaschens erzeugt wird. Sie besteht in einein gerilTten Ring, der die 

 Iinmersionslinse umgiebt und drehbar ist. Dreht man ihn nach der 

 einen Seite oder nach der andern , so werden zwei der Linsen einander 

 genahert, oder entfernt. Fiir eine gewisse Dicke des Deckgliischens ist 

 eine gewisse Stellung der Correctur die giinstigste. Man tliut gut, sich 



1* 



