CHAPITRE II. 



rinjectcur GifTard, mais quidemande, pour fonctionner avec ra- 

 pidite, une pression de plusieurs metres d'cau; bref, quel que 

 soil le systeme d'aspiration employe, il suffit, pour ne pas operer 

 en aveugle, de determiner rigoureusement le volume d'air dirigc 

 a travers les aeroscopes : on y parvient tres simplement en ame- 

 nanl cet air dans des compteurs construits avec precision et soi- 

 gneusement verifies. 



AUK divers appareils collecteurs de poussieres menlionnes 

 dans ce Chapitre, j'ai ajoute le petit instrument dessine au j de 

 grandeur naturelle dans la fig. 22. II se compose d'une cloche 



Fig. 22. 



Aeroscope a aspiration de Montsouris, au \ de grandeur. 



de cuivre nickele A, munie, a sa partie superieure, d'un tube 

 coude a angle droitrelie aux appareils aspirateurs par 1'interme- 

 diaire de tubes dc caoutchouc ou de plomb quand 1'aeroscopc 

 est place loin des maisons, d'un pas de vis a sa partie infero- 

 interne, et d'une tige rigide horizontale destinee, une fois soli- 

 dement fixee a un poteau, a soutenir la cloche au-dessus de la 

 surface du sol; la seconde partie B de 1'aeroscope, qui se visse 

 exaclement a la premiere, estformee d'un cone metallique perce 

 d'une fine ouverture, domine par une potence soutenant un 

 etrier suspendu a une vis micrometrique, permeltant de rappro- 

 cher ou d'eloigner a volonte de 1'ouverture superieure du cone 

 une lamelle de verre retenue dans deux rainures profondes. 



Ainsi construit, ce petit instrument pent fonctionner par tous 

 les temps; la neige, la pluie n'atteignent jamais la lamelle et, 

 si les araignees se plaisent quelquefois a venir ehre domicile 



