DU CIIIFFUE DES SPORES AERIENNES. 



55 



valeur aux statistiques basees sur uii semblablc mode opi'ra- 

 loire. 



Pour des causes independantes de la volonte de 1'experimen- 

 tateur, 1'aspiralion s'arrete parfois brusquement pour reprendiv 

 plus lard, el le volume d'air projete dans la meme periode dc 

 temps sur la lamelle se trouve diminue; est-il encore excessif 

 de supposer que le nombre des germes amasses sur le liquidr 

 gluant est proportionnel au volume d'air aspire et dirige dans 

 1'aeroscope? Je ne le crois pas. S'il en eslainsi, 1'etude des varia- 

 tions des germes de 1'air avec le secours de 1'appareil invente 

 par Poucliet repose sur des principes dont la solidite est in- 

 discutable. 



Cela dit, voici comment je recolte sans interruption, depuis 

 cinq ans, les fructifications atmospheriques des champignons. 



Une lamelle carree, de verre mince, de i8 mm de cote, est en- 

 duite a son centre du melange visqueux deja mentionne, sur 

 line surface de 2 cmq environ; puis celte lamelle est placee, la 

 face mouillee regardant en bas, sur Tetrier de 1'aeroscope repre- 

 sente en B (Jig- 29)- Au moyen de la vis micrometrique la 



29. 



Aeroscope a aspiration dc 



plaque de verre est ramenee a 3 mm de 1'ouverlure circulaire 

 percee au sommetdu cone. Cette ouverture possede un diametre 

 voisiii d'un demi-millimetre ; la pratique demontre qu avec des 

 ouvertures plus elroites les resultats ne sont pas plus satisfai- 

 sants > et qu'avec des ouvertures plus grandes les petites spores 

 ecbappent plus aisement. Gcla fait, la lamelle fixee dans sa po- 



