CHAPITRE V. 



162 



derniere chauffe a pour but : i de detruire les germes repandus 

 a la surface interne du ballon, ceux apportes par la bourre d'a- 

 miante, le platre et 1'eau employee au gachage ; 2 de recuire le 

 plalre, c'est-a-dire de le ramener a 1'etat de sulfate de ehaux 

 anhydre. En prenant la simple precaution de sceller la pointe 

 capillaire p du ballon avant de le soumettre a la temperature 

 elevee de 170 a 180, il n'est pas admissible que la moindre 

 poussiere puisse jamais s'introduire dans les parties de 1'appareil 

 separees du contact direct de I'almospherc par le lampon de 

 platre dont il vient d'etre parle. 



Ballons fillrateurs, au -fa de grandeur 



Pour ineltre en marche 1'appareil filtrateur sterilise, on com- 

 mence par imbiber d'eau le tampon de gypse recuit, qui, sous 

 1'action de ce liquide, s'hydrate avec un degagement de chaleur 

 sensible a la main. Cette humectation prealable a 1'avantage de 

 rendre plus parfaite Tadherence du filtre au tube de verre et de 

 chasser 1'air des pores du platre. 



Le fdtre convenablement imbibe, la pointe laterale de 1'appa- 

 reil est flambee, cassee et plongee dans un matras d'eau sterihsee 

 a 1 10. Par une dilatation menagee on cbasse 4o cc a 5o cc d'air du 



