6 Die mikroskopische Untersuchung im allgemeinen. 



stellung der Blenden! sowie der Mikro- 



meterschraube eine unerla'Bliche Vorbedin- 

 gung. Hierfiir gibt es aber keine besonderen Vor- 

 schriften, sondern man muB sich diese Fertigkeit durch 

 eine langere Ubung aneignen. 



Zur schnellen Auffindung und Diagnose von Spiro- 

 chaten (speziell auch zur Schnelldiagnose von Spiro- 

 chaeta pallida), dann aber auch zum Studium der Be- 

 wegungsvorgange der Protozoen ist der Dunkelfeld- 

 apparat ein kaum noch zu entbehrendes Hilfsmittel 

 geworden. Am bequemsten ist der Gebrauch der 

 Spiegelkondensoren, die an Stelle des gewohnlichen 

 Kondensors des Abbeschen Beleuchtungsapparates in 

 das Diaphragma des Mikroskopes bzw. des Beleuch- 

 tungsapparates eingeschoben werden. Mit schwachem 

 Objektiv und Okular stellt man zunachst die in den 

 Dunkelfeldkondensor eingeritzten Kreise scharf ein und 

 zentriert sie genau zum Gesichtsfeldrand. Alsdann 

 bringt man sowohl auf die Oberflache des' Kondensors 

 wie auf die Unterseite des Objekttragers des zu unter- 

 suchenden Praparates einen groBen Tropfen Zedern- 

 holzol bei nicht allzu lange dauernden Unter- 

 suchungen kann statt des Oles auch reines Wassers ge- 

 nommen werden und legt den Objekttrager vor- 

 sichtig, damit keine Luftblasen gebildet werden, so auf, 

 daB sich die beiden Zedernholzol- (oder Wasser-) 

 tropfen vereinigen und die ganze Kondensoroberflache 

 iiberziehen. Betrachtet man alsdann das Praparat zu- 

 nachst mit schwachem Objektiv und Okular, so sieht 

 man ungefahr in der Mitte einen hellen Fleck, der durch 

 vorsichtiges Heben oder Senken des Kondensors mb'g- 

 lichst klein gemacht werden muB. Liegt der helle Fleck 

 nicht in der Mitte des Gesichtsfeldes, so ist er durch 

 entsprechendes Verstellen des Spiegels in die Mitte 

 zu riicken. 



Nur bei Befolgung dieser Vorschriften erha'lt man 



