Die mikroskopische Untersuchung i'm allgemeinen. 5 



Besonders empfehlenswert und bequem sind ferner 

 lOOkerzige matte Spiraldrahtlampen, speziell auch 

 die Osram-, Azo- oder Nitra-(A.E.G.) Lampen, ftir 

 Dunkelfelduntersuchungen endlich die kleinen Mikro- 

 skopierbogenlampen von ZeiB oder Leitz. Blendend- 

 weiBes Licht wird durch Einlegen von Mattscheiben 

 oder blauen Glasscheiben gedampft. 



Der Kondensor selbst wird durch ein Linsensystem 

 gebildet, dessen Brennpunkt fiir parallele Strahlen 

 (Planspiegel) nahe der Objektebene liegt, so daB zu dem 

 Objektiv ein Strahlenkegel mit einem groBen Offnungs- 

 winkel kommt. Aus dem hier angedeuteten Grunde 

 ist wegen der verschiedenen Entfernungen der kiinst- 

 lichen Lichtquellen der Beleuchtungsapparat in der 

 Richtung der optischen Achse nach unten oder oben 

 durch Triebschrauben verschiebbar eingerichtet. 



Durch Verschiedenheiten im Lichtbrechungsver- 

 mogen der einzelnen Teile des Protoplasmas im 

 weitesten Sinne des Wortes entsteht durch Diffraktion 

 der durchgehenden Strahlen das sog. Strukturbild 

 des mikroskopischen Praparates, das gewissermaBen 

 nur aus Linien und verschieden abgestuften Schatten 

 besteht und fur dessen Zustandekommen die maximale 

 Beleuchtung iiberfliissig ist. In diesem Falle pflegt man 

 den Kondensor auszuschalten und bedient sich der 

 Blenden allein. Anders verhalt sich dies bei dem 

 Farbenbild, das durch Absorption der durchgehenden 

 Strahlen im Praparat entsteht, und fiir das eine maxi- 

 male Beleuchtung notig ist; es muB ein moglichst 

 weiter Beleuchtungskegel erzielt werden, daher wird 

 der Beleuchtungsapparat eingeschaltet. 



Fiir das Studium der Protozoen ist eine 

 richtige Ausnutzung des Kondensors, der 

 Blenden wichtig ist nicht nur die Unter- 

 suchung bei verschiedener Offnungsweite, 

 sondern ha'ufig auch bei verschiedener Schief- 



