4 Die mikroskopische Untersuchung im allgemeinen. 



tuch) den Oltropfen vom Objektiv. Vom Deckglas wird 

 das Ol durch leichtes Streichen mil einem in Benzin 

 oder Xylol getauchten Pinsel beseitigt. Diese Prozedur 

 muB mil einiger Vorsicht geschehen, da sonst der durch 

 eingedicktes Zedernol befestigte Deckglasausstrich ver- 

 schoben wird und sodann eventuelle Kreuztischno'tizen 

 unbrauchbar werden. 



Von besonderer Wichtigkeit ist der Beleuchtungs- 

 apparat nach Abbe, der aus einem Spiegel, einer 

 Irisblende und einem aus einem Linsensystem ge- 

 bildeten Kondensor besteht. Als Spiegel dient ein 

 Plan- oder Hohlspiegel. Da die meisten Strahlen 

 im Objekt zur Vereinigung kommen, sofern sie die 

 Kondensorlinse parallel treffen, so ist besonders bei den 

 Immersionssystemen ein Planspiegel anzuwen- 

 den. Der Hohlspiegel liefert viele konvergente 

 Strahlen, er tritt nur bei gro'Berer Na'he der Licht- 

 quelle in Dienst. Wenn man bei Tageslicht mikro- 

 skopiert, ist es zweckmaBig, das Licht von einer weiBen 

 Wolke oder von einer entsprechend montierten Matt- 

 scheibe aufzufangen. Urn das andere Auge (falls es an- 

 gangig ist, soil man mit'dem linken Auge mikro- 

 skopieren) moglichst zu schonen, ist eine Abblendung 

 des iibrigen Lichtes durch eine groBe, passend an- 

 gebrachte, schwarze Papptafel anzuraten. Auch kann 

 man durch Einklemmen einer monokelartigen, schwar- 

 zen Korkscheibe o. e. a. in das andere Auge denselben 

 Zweck erreichen. Gute Dienste leistet die plastische 

 Lichtschutzkappe nach Mayer (Firma Lautenschlager). 



Bei Anwendung von kiinstlichem Licht pflegt man 

 zwischen Mikroskop und Lampe eine mit Wasser oder 

 noch zweckma'Biger mit blauer, ammoniakalischer 

 Kupfersulfatlosung gefiillte Schusterkugel anzubringen, 

 die das Licht konzentriert. Als Lichtquelle bewahrt 

 hat sich das Gasgliihlicht, sowohl die gewohnliche Auer- 

 Lampe, wie auch das sog. hangende Gasgliihlicht. 



