Die mikroskopische Untefrsuchung im allgemeinen. 3 



sehr eingehend das lebende Objekt untersuchen. Erst, 

 wenn dieses nach alien Richtungen hin geschehen ist, 

 moge man an die Betrachtung des toten, gefarbten 

 Objektes herantreten. 



Als Objektive sind fur die Betrachtung der Proto- 

 zoenpraparate zunachst in der Mehrzahl der Falle das 

 schwache Objektiv, Apochromat 8 mm bzw. die 

 schwachen achromatischen Objektive (Aa-Zei6 Oder 

 3-Leitz), dann das Immersionsobjektiv 2 mm (homog. 

 Immersion) von besonderer Wichtigkeit. Gute Dienste 

 leistet aber auch das mit einer Deckglaskorrektur ver- 

 sehene, starke Trockensystem Apochromat 3 mm 

 (Apert. 0,95). Kleine Objekte sucht man am bequem- 

 sten ztierst mit einem schwachen Trockensystem und 

 starken Okular (Komp. ok. 812) auf. 



Bei der Immersionslinse bringt man zwischen die 

 Frontlinse und das Deckglas einen kleinen Tropfen 

 Zedernol (01. ligni Cedri n s = 1,515 bei 18 C ,,homo- 

 gene Immersion"), wodurch eine Brechung der Strahlen 

 an der unteren Linsenflache vom Einfallslot vermieden 

 wird und die Lichtstrahlen, die sonst beim Ubergang 

 aus dem Deckglas in die feuft gebrochen und unaus- 

 genutzt bleiben wu'rden, in das Objekt insgesamt ein- 

 zudringen vermogen. Im Gegensatz zu den Trocken- 

 systemen erreichen wir auf diese Weise einen Strahlen- 

 kegel mit einem gro'Beren Offnungswinkel. Bei der Ein- 

 stellung des Immersionssystems bringt man zunachst 

 durch Senken des Tubus die Linse mit der Kuppe des 

 Zedernoltropfens in Kontakt und versucht durch vor- 

 sichtige Handhabung des Triebrades ein eben noch 

 sichtbares, verschwommen angedeutetes Bild von dem 

 betreffenden Objekt zu erhalten. Die feinere Einstel- 

 lung wird durch die Mikrometerschraube besorgt. Nach 

 der Untersuchung entfernt man jedesmal sehr vor- 

 sichtig mit einem, mit Benzin Oder Xylol getrankten, 

 weichen Lappen (am besten altes, gewaschenes Battist- 



1* 



