390 ÉLECTRICITÉ (Thérapeutique). 



1" A rapprocher plus ou moins les bobines l'une de l'autre; le principe de cette gra- 

 duation a été imaginé par Kognetta. Ce procédé est défectueux; car, lorsqu'on mesure 

 l'intensité du courant faradique à l'aide de l'électro-dynamomètre de Giltay, il faut, 

 pour que les nombres obtenus soient comparables, que la distance des bobines soit 

 toujours la même; la plus commode à conserver constante est la dislance zéro, qu'on 

 obtient en enfonçant la bobine mobile au maximum sur la bobine fixe; 



2° A retirer, plus ou moins, un cylindre de cuivre placé soit entre le faisceau de fer 

 doux et la bobine inductrice, soit en dehors de la bobine induite. 



Ces procédés, imaginés par Duchenne (de Boulogne), constituaient, à l'époque à laquelle 

 ils ont été trouvés, un très grand progrès, et l'on est pris d'admiration pour cet illustre 

 médecin, si l'on remarque que c'est sans des connaissances en physique bien appro- 

 fondies qu'il est arrivé à inventer ces procédés basés sur des phénomènes qu'il ignorait 

 (production des courants de Foucault). 



Quoi qu'il en soit, ces moyens doivent être abandonnés, aujourd'hui surtout où nous 

 avons à notre disposition des méthodes beaucoup plus commodes, et s' appliquant aussi 

 bien au courant galvanique qu'au courant faradique. 



C. Courant des machines statiques. — La méthode des rhéostats n'a pas encore été 

 appliquée à ce genre d'électrisation. Cela tient à la haute tension des courants fournis 

 par les machines statiques, et à la difficulté de trouver des coi^ps assez résistants pour 

 cette électricité. 



On peut cependant régler le débit d'une machine statique à l'aide d'un rhéostat, mais 

 à la condition d'actionner cette machine par un moteur électrique, et de placer le 

 rhéostat sur le courant qui va au moteur. Ainsi que nous le savons, le débit est propor- 

 tionnel à la vitesse de rotation des plateaux ou des cylindres; il s'ensuit qu'en donnant 

 à la machine une vitesse convenable, on obtiendra tel débit que l'on voudra. Les rhéostats 

 employés dans ces conditions sont des rhéostats industriels à fils de maillechort, de 

 grosseur appropriée au voltage du courant qui se rend aux balais de la dynamo. En 

 agissant sur la manette du rhéostat, on règle comme l'on veut le débit de la machine 

 statique, qu'il s'agisse de souffle électrique, de bain statique ou d'étincelles. 



Pour ce dernier genre d'application franklinienne, on peut obtenir la graduation par 

 un procédé difîérent : il faut distinguer le cas où l'étincelle est immédiate, et le cas où 

 elle est médiate, pour l'étincelle immédiatement appliquée au malade, on peut utiliser 

 le procédé indiqué par A. Tripier; il consiste à faire une dérivation à l'aide des pièces 

 polaires de la machine, sur les conducteurs qui se rendent d'un côté au malade, de 

 l'autre à l'excitateur. On choisit la distance des deux boules polaires égale à la longueur 

 que l'on veut donner aux étincelles à appliquer. Si, par exemple, la distance des boules 

 est de O'",01o, il ne jaillira entre l'excitateur et la peau du malade que des étincelles dont 

 la longueur ne pourra pas dépasser 0™,01o. 



On voit qu'on arrive bien ainsi à la graduation désirée. Pour l'étincelle médiate, la 

 graduation se fait encore plus simplement à l'aide d'un des excitateurs médiats que 

 nous étudierons plus loin. 



§ 2. Modification du sens et interruption des courants. — Nous allons étudier 

 quels sont les moyens utilisés en électrothérapie pour changer le sens du courant, et 

 pour interrompre ou rétablir ce courant. 



Les appareils qui permettent d'atteindre ce but sont, pour le premier cas, les ren- 

 versmrs de courant; pour le deuxième cas, les interrupteurs de courant. 



1" Renverseurs de courant. — Ces appareils sont destinés à changer rapidement le 

 sens d'un courant, sans (ju'on soit obligé de déplacer les électrodes. 



Dans la recherche des réactions électriques d'un muscle ou d'un groupe musculaire, 

 par exemple, le renverseur est indispensable : le médecin, tenant l'excitateur d'une 

 main, n'a qu'à placer la manette de l'instrument alternativement dans les positions nor- 

 male et inverse. Le renverseur de courant est installé sur le circuit qui relie la source 

 d'électricité au corps du malade. Lorque la manette occupe la situation normale, le ren- 

 verseur joue simplement le rôle de conducteur : si, au contraire, la manette est tournée 

 du côté opposé, les pôles sont renversés. 



2" Interrupteurs de courant. — Il est très souvent utile, pour examiner les réactions 

 électriques d'un malade, d'avoir l'interrupteur compltitement sous la main, c'est-à-dire 



