ERG OMET RIE. 



533 



que cette régulation se fait avec une précision étonnante chez les gens entraînés; il suffit 

 d'observer quelle est la régularité des allures dans tous les modes de locomotion. 



II est intéressant de savoir comment peut varier la puissance dn muscle, c'est-à-dire 

 la quantité de travail par seconde qu'il va développer dans les diverses conditions où il 

 peut être placé, et dans lesquelles il peut atteindre un régime permanent. 



Trois quantités sont à considérer dans l'étude de la puissance musculaire : le poids 

 tenseur, le nombre des contractons par seconde, et la hauteur de celles-ci. La puissance 

 est égale au produit de ces trois quantités. Il est d'ailleurs certain que, pour un poids ei 

 un rythme déterminés, il y a une hauteur de contraction limitée, permettant au muscle 

 de ne pas s'épuiser, de même que, pour un rythme et une hauteur donnés, il y a un poids 

 limité. En somme, la quantité qui est susceptible d'une mesure est la puissance maximum 

 que peut développer un muscle dans des conditions bien déterminées. 



André BROCACtCH. Richet ont étudié cette question, en utilisant le muscle fléchisseur de 

 l'index, de manière à éviter autant que possible les phénomènes généraux d'accélération 

 cardiaque et d'essoufflement. Pour mesurer commodément la puissance, ils ont employé 

 un collecteur de travail. 



Collecteur de travail. — Le premier de ces appareils est dû à Fick. II comportait 

 une roue de grand diamètre R folle sur son axe, à la périphérie de laquelle frotte le 

 doigt articulé 6, et une petite poulie T solidaire de 

 cette roue; c'est sur celle-ci que's'enroule la corde 

 qui porte le poids. Un levier G, mobile autour du 

 même axe que la roue, porte un doigt B articulé 

 en g. A cause de l'existence de l'angle limite de 

 frottement, le levier G commande le mouvement 

 de la roue R dans le mouvement vertical et descend 

 librement. Le doigt R empêche le mouvement de 

 la roue R dans cette période, au lieu de le laisser 

 s'accomplir librement dans l'autre sens. C'est un 

 système analogue à l'encliquetage. Avec cet appa- 

 reil, on peut, par une série de contractions suivies 

 de relâchements, élever un poids à une grande 

 hauteur. 



En attachant le poids au levier G, et comptant 

 le nombre de tours de la roue R par un mécanisme 

 analogue à celui de la sirène, on peut évaluer la 

 somme des hauteurs de contractions opérées par 

 le muscle dans un temps donné. C'est un appareil 

 analogue qu'employa Sobieransry. 



Wabren Lombard utilisa un ruban sans fin, gra- 

 dué en centimètres, et qu'un curseur muni d'un 

 levier à frottement analogue à celui de Fick en- 

 traînait dans un sens seulement. Cet appareil est 

 peu fidèle, et ne permet de mesurer commodément 

 que de petits travaux. 



A. Broca et Gh. Richet utilisent un principe analogue à celui de Fick. Un cône de pou- 

 lies, fou sur son axe, porte un doigt d'encliquetage qui l'en rend solidaire pour un sens de 

 rotation, par l'intermédiaire d'une roue à rochet. Un deuxième doigt porté par le bâti de 

 l'appareil empêche l'axe de tourner en sens inverse. Le même tambour porte les deux 

 rochets. On compte le nombre de tours de l'axe au moyen d'un vélocimètre ordinaire 

 tel qu'en fournit l'industrie. Il est réuni à l'axe par l'intermédiaire d'engrenages multi- 

 plicateurs. On peut facilement savoir le nombre compté par le vélocimètre pour un cen- 

 timètre de déplacement du cordon qui porte le poids, lorsqu'on sait aussi sur quelle pou- 

 lie ce poids est enroulé. On peut, en enroulant le cordon qui va au doigt sur les grandes 

 poulies, et celui qui va au poids sur les petites, obtenir pour ce dernier des vitesses fai- 

 bles, et éviter ainsi les trop grandes pertes par force vive, pour les contractions rapides. 



La main est gantée, et la corde fixée sur le gant à hauteur de l'interligne articulaire 

 de la phalangine et de la phalangette. Le poignet est solidement fixé comme dans 



FiG. 239. — Collecteur de travail de Fick. 



