ELECTRICITE. 



257 



FiG. 119. 



Rèt;le à miroir. 



peu sensibles : aussi allons-nous donner quelques conseils pour la mise en station de 

 cet appareil, qui doit être familier à tous les physiolo^fistes. Nous commencerons par 

 supposer une règle portant une 

 lampe fixée près du réticule. 



Il faut d'abord, par un pro- 

 cédé quelconque, amener le 

 miroir de l'équipage mobile à 

 peu près à la position qu'il de- 

 vra avoir quand l'appareil sera 

 à son zéro normal. Puis on 

 place la règle divisée et son 

 réticule à une distance du mi- 

 roir égale approximativement 

 à son rayon de courbure et sur 

 la normale au miroir. Ces 

 rayons de courbure sont le 

 plus couramment 60 centi- 

 mètres, 1 mètre à l'°,20 et quel- 

 quefois 2 mètres. On envoie 

 alors le rayon lumineux sur le 

 miroir mobile en orientant 

 convenablement la règle. On 



voit toujours le miroir éclairé par diffusion, et on se rend compte de son inclinaison sur 

 le rayon lumineux. On cherche alors d'après cette indication à placer l'œil dans le rayon 

 réfléchi régulièrement. Il faut bien se souvenir que le miroir peut ne pas être absolument 

 vertical, et que par conséquent la position du réticule par rapport à son plan horizontal 

 ne peut suffire à guider à coup sûr pour la recherche en hauteur. L'image étant 

 trouvée, elle est au-dessus ou au-dessous de la règle. Il faut alors déplacer celle-ci, qui 

 porte un tirage, vers l'image, jusqu'à ce que la tache lumineuse se forme sur la division 

 transparente. En avançant ou reculant l'appareil on arrive par tâtonnement à avoir le 

 réticule au point. 



Si l'on a une règle à miroir pour l'éclairemeut des réticules, la manipulation est un 

 peu plus compliquée, car toutes les fois qu'on touche à la règle, il faut toucher en même 

 temps au miroir éclairant, pour maintenir le rayon lumineux sur le miroir mobile. 



Enfin d'Arsonval a indiqué un procédé qui permet de lire des déviations réellement 

 infiniment petites. On remplace le réticule de l'appareil précédent par un micromètre 

 photographié, et la règle divisée par un oculaire puissant portant un réticule. Le miroir 

 concave [donne une image réelle du micromètre égale à celui-ci, dans le plan focal de 

 l'oculaire. Celui-ci grossit l'image et permet de lire avec précision des déviations qui 

 sont de un dixième de millimètre à un mètre. Mais l'inconvénient de ce procédé est 

 sa sensibilité même, car presque aucun instrument ne revient au zéro avec une précision 

 pareille. Cependant ce procédé peut parfois être employé, et il est alors d'un grand 

 secours. Nous avons cru devoir le décrire ici avec les autres procédés de lecture de 

 déviation par les miroirs, quoique les électromètres n'aient pas un retour au zéro assez 

 parfait pour l'utiliser. 



Réglage de rélectromètre. — Nous avons vu que la condition pour avoir une 

 déviation symétrique est que l'aiguille soit symétrique par rapport aux quadrants. Or 

 cette aiguille, suspendue à un fil métallique ou à un bifilaire, a une position d'équilibre 

 qui dépend de cette suspension. Pour etïectuerle réglage, on portera tous les quadrants 

 au même potentiel et on établira entre eux et l'aiguille une différence de potentiel aussi 

 grande que possible. On réglera la position de l'aiguille de manière que l'établissement 

 de cette ditfèrence de potentiel ne produise aucun effet. 



Pour arriver à ce résultat plus commodément qu'en touchant à l'aiguille, les élec- 

 tromètres ont un de leurs quadrants mobile au moyen d'une vis. On peut alors l'éloigner 

 ou le rapprocher de l'aiguille, ce qui permet de régler l'appareil. 



Types d'électromètres. — Dans l'électromètre originaire de Thomsox, la suspension 

 est un bifilaire formé d'un fil de cocon attaché en deux points voisins aa' (flg. 121), et 



DICT. DE PHYSIOLOGIE. — TOME V. 17 



