ÉLECTRICITÉ. 



283 



On peut en général amener les équipages délicats actuels à 15" d'oscilltation sans 



trop de peine. Il faut alors, pour avoir 

 les sensibilités correspondantes, 

 multiplier par 9 les nombres obtenus. 

 La constante de 100 se réalise 

 avec les aiguilles verticales sans 

 peine. Avec des bobines de 3 centi- 

 mètres de diamètre, on peut aller à 

 loO environ. Avec les aiguilles à 

 points conséquents on peut aller 

 avec les mêmes bobines jusqu'à 

 323 et facilement entre 2G0 et 

 280. 



Les équipages à aiguilles hori- 

 zontales ont permis, par des artifices 

 de construction, de réaliser des 

 constantes beaucoup plus grandes; 

 mais ces constantes ne sont pas 

 stables, et l'astatisme est toujours 

 mauvais: on ne peut guère compter 



FiG. 1-13. — Galvanomètre Thomson. 



FiG. 144 



comme valeur stable avec les aiguilles horizontales que sur la constante de 40 à 50 au 

 maximum. 



Instruments à cadre mobile. — Ces instruments ont été employés pour l'usage 

 de la télégraphie sous-marine par Thomson sous le nom de .s/^j/^on recorder, ce dernier 

 nom venant du système d'inscription des déviations. Ils ont été mis sous une forme pra- 

 tique par Deprez 'et d'ÀRSONVAL. Dans ces instruments, le champ magnétique est dû à 

 un aimant puissant. Le cadre est mobile dans ce champ. Le courant lui est amené par 

 deux fils qui en même temps s'opposent par leur torsion à ce que le cadre se mette 

 à 90° du champ dès qu'un courant le traverse. La sensibilité dépend donc de l'élasticité 

 de torsion du fil et de l'intensité du champ magnétique. Mais on ne peut augmenter 

 indéfininiment ainsi la sensibilité de ces instruments, car le cuivre dont on forme les 

 bobines contient toujours du fer, et qu'il y a de ce fait, lorsque le champ devient assez 

 puissant, une force qui tend à diriger le cadre et est proportionnelle au champ magné- 

 tique. De plus, l'amortissement devient plus considérable. 



Nous verrons plus loin que, quand un circuit fermé se meut dans un champ magné- 

 tique, il est parcouru par un courant induit, et ce courant produit de la chaleur dans le 

 circuit. Il y a donc une partie de l'énergie employée à mouvoir le cadre qui se trouve 

 transformée en chaleur. C'est tout à fait analogue à un frottement. Par conséquent, si le 

 cadre est fermé sur une résistance extérieure assez faible, les courants induits prenant 

 naissance seront assez intenses, et amortiront le mouvement. Il est bon alors, quand on 

 a un circuit extérieur très résistant, de mettre une dérivation sur les bornes du galva- 



