284 



ELECTRICITE. 



nomètre, c'est le shunt dont nous avons di'jà parlé. Avec un galvanomètre bien construit, 

 un shunt très résistant qui diminue la sensibilité d'une manière négligeable, de 1/4 ou 

 I/o par exemple, rend l'instrument d'un usage très commode; on peut même, avec un 



shunt relativement peu puis- 

 sant, amener l'instrument 

 à être apériodique, c'est-à- 

 dire à levenir au zéro sans 

 osciller. Mais il ne faut pas 

 aller trop loin dans cette 

 voie ; car alors on ralentit 

 énormément l'oscillation. 



Ces instruments sont de 

 deux sortes. Les uns ont un 

 seul aimant et un cadre 

 étroit (fig. 146). Les autres 

 ont deux aimants et large 

 cadre (flg. 147). Ces derniers 

 ont une suspension plus 

 longue et une sensibilité par 

 conséquent plus grande. 



On ne peut, en général, 

 employer ces galvanomètres 

 comme instruments très dé- 

 licats pour plusieurs raisons. 

 D'abord on n'a aucun moyen 

 de faire varier la sensibilité, 

 comme on le fait pour le 

 galvanomètre Thomson avec 

 l'aimantcorrecteur. Ensuite, 

 il est impossible de réaliser 

 des cadres de très grande résistance. On ne peut guère aller au delà de 600 à 700 ohms. 

 Mais, si l'on se contente d'une sensibilité de second 

 ordre, ce sont des instruments de choix; car ils sont 

 d'un usage extrêmement commode. 



La sensibilité dépend de la délicatesse de la sus- 

 pension. On fait en général celle-ci au moyen de fils 

 d'argent ou de platine de 0™™,1 de diamètre. On ne 

 peut en employer de plus fins, qui casseraient. Dès 

 qu'on augmente un peu le diamètre, la sensibilité dé- 

 croît énormément, car elle est inversement propor- 

 tionnelle à la quatrième puissance du diamètre. Il 

 arrive fréquemment, quand on tend le fil de suspen- 

 sion pour centrer le cadre, qu'on le casse. De plus, 

 comme la torsion n'est jamais assez petite pour res- 

 ter dans les limites des déformations élastiques 

 pures, sans déformations permanentes, le retour au 

 zéro ne se fait pas d'une manière parfaite. On pare 

 à tous ces inconvénients, et de plus on augmente 

 beaucoup la sensibilité de l'instrument, en em- 

 ployant comme suspension une petite spirale en 

 lame d'argent, la grande dimension de la lame 

 étant verticale. Avec les cadres existant, de bonnes 

 dimensions sont O™"»,! sur 0^^,3 pour les lamés, 

 l'enroulement ayant environ 3 millimètres de dia- 

 mètre. Le retour au zéro est parfait dans ces condi- 

 tions, et on peut alors employer le système de lecture beaucoup plus délicat du micromètre 

 et microscope qui a été indiqué par d'ARSONVAL et que nous avons indiqué ci-dessus. 



Fig. 146. — Galvanomètre de d'ARSONVAL. 



Fig. 147. — Galvanomètre de d'ARSONVAL. 



