ÉLECTRICITÉ. 



285 



Nous venons de décrire les galvanomètres destinés à 



Galvanomètre balistique. — Tous les instruments que nous avons étudiés per- 

 mettent de mesurer la quantité d'électricité mise en jeu dans les décharges instantanées. 

 Celles-ci donnent en effet à l'aiguille une impulsion brusque; elles développent donc 

 de la force vive pour l'aiguille instantanément, c'est-à-dire avant que le déplacement ait 

 pu prendre une valeur sensible. Tout se passe donc comme si, après avoir reçu cette 

 impulsion, l'équipage partait du zéro avec une certaine vitesse. On démontre, par un 

 calcul qui ne saurait trouver place ici, que l'élongation maxima de l'équipage est pro- 

 portionnelle à la quantité d'électricité qui a passé et qui a donné à l'équipage l'impul- 

 sion initiale. On peut donc mesurer ainsi des quantités d'électricité, par exemple celles 

 qui sont mises enjeu dans la décharge d'un condensateur. 



Pour que ces mesures soient bonnes, il faut que l'équipage ait une oscillation assez 

 longue et qu'il ne soit pas trop amorti. Pour ce genre d'expériences, il faut proscrire 

 complètement les shunts de galvanomètre. Nous verrons plus loin, en effet, qu'il y a 

 certaines propriétés des circuits électriques qui dépendent de la courbe de variation du 

 courant, et qui fausseraient les indications de ces appareils. C'est ce qu'on nomme les 

 phénomènes de self-induction 



Instruments étalonnés. 

 dt'celer des courants délicats. Mais il est un autre objet non moins important pour le 

 physiologiste, c'est de savoir mesurer commodément les courants relativement puis- 

 sants dont il a besoin pour produire en un point déterminé une énergie utile. On a 

 fréquemment besoin actuellement de faire tourner un moteur électrique pour divers 

 usages. Il faut employer pour cela des accumulateurs qui ont un débit maximum déter- 

 miné. Si donc on veut une puissance déterminée, il faudra mettre en série un nombre 

 d'accumulateurs tels que El représente la puissance utilisable; E est le voltage aux bornes 

 des moteurs, et I le courant produit. II faut aussi savoir recharger les accumulateurs qui 

 servent dans le laboratoire. Il faut donc savoir quel est le débit de la source qui les 

 charge et q uel est leur voltage. 



Ampèremètres. — Les instruments qui mesurent l'intensité sont les ampèremètres. 

 On les a gradués d'avance en ampères. Il n'y a plus ici de lecture au miroir, une simple 

 aiguille se meut sur un cadran divisé. Les ampèremètres doivent être tels qu'ils ne 

 modifient pas notablement le courant sur lequel on les place, et qui doit les traverser 

 tout entiers, puisque c'est lui qu'ils doivent mesu- 

 rer. Il faut donc que ces instruments soient peu 

 résistants. On les fait fréquemment de quelques 

 dixièmes d'ohms. 



Les ampèremètres peuvent être divisés en plu- 

 sieurs classes : ils utilisent en effet divers phéno- 



mènes. Les uns sont des galvanomètres à aimants 



FiG. 148. 



mobiles, d'autres des galvanomètres à cadre mo- 

 bile, d'autres ont comme équipage un morceau de 

 fer doux, qui est aimanté par une bobine fixe et 

 dévié par la même bobine. On emploie souvent 

 aussi le déplacement dans un champ magnétique 

 d'une lame de mercure parcourue par un courant, phénomène découvert par Lippmann. 

 Enfin certains appareils industriels sont de véritables balances, où on compense par 

 un poids l'effort exercé entre deux circuits parcourus par le même courant. Nous laisse- 

 rons de côté les appareils du système Lippmann, peu utiles pour les physiologistes. Nous 

 nous occuperons des autres types. 



Les appareils à fer doux mobile et circuit fixe sont très répandus comme instruments 

 de tableaux de distribution. Ils sont en effet peu coûteux. Mais, s'ils ont l'avantage d'être 

 utilisables avec les courants alternatifs, ils ont l'inconvénient, avec le courant continu, 

 de ne pas renseigner sur sou sens. Ces instruments ont subi tout récemment un grand 

 perfectionnement. La bobine elle-même porte un noyau de fer doux avec un prolonge- 

 ment polaire qui agit sur une pièce voisine de même forme. La sensibilité est ainsi 

 rendue très grande. On a pu aussi rendre ces instruments apériodiques, c'est-à-dire les 

 construire de manière à éviter les oscillations trop prolongées autour de la position 

 d'équilibre. 



