ÉLECTRICITÉ. 



iJ87 



Fm. 151. 



voltmètre pour savoir la dilTérence de potentiel aux bornes, car les résistances orga- 

 niques sont beaucoup trop grandes et tous les voltmètres y font baisser le courant. Il 

 faut employer donc ce cas des électromètres, ce qui 

 est beaucoup plus compliqué. Heureusement que 

 dans ce cas la force éiectromotrice de la pile à cir- 

 cuit ouvert est suffisante à connaître; car, la résis- 

 tance ijitérieure étant très faible par rapport à 

 l'extérieure, la force électromotrice aux bornes est 

 infiniment peu modifiée par le courant. 



Voltmètre de Cardew. — On a construit des 

 voltmètres sur un autre principe celui de l'écliaufle- 

 ment d'un fil fin. Cet écbauffement est porportionnel 

 au carré de l'intensité. En mesurant la dilatation du 

 fil d'une manière un peu délicate, on peut mesurer 

 le courant qui passe. Ceci n'est possible qu'avec 

 des fils fins, qui constituent alors ce voltmètre. 



Électro-dynamomètre. — Cet appareil nous 

 amène à une classe d'instruments intéressante : ce 

 sont ceux oi^i l'indication est indépendante du sens du 

 courant. Ces appareils peuvent donc donner des indi- 

 cations aussi bien dans le cas des courants alternatifs 

 que dans celui du courant continu. C'est ce qui se 

 passe pour l'électromètre de Thomson, employé par la 



niétbode idiostatique. C'est aussi ce qui se passe quand on emploie l'action des courants 

 sur les courants sur laquelle nous reviendrons ultérieurement. Dans ces appareils, 

 appelés électro-dynamomètres, le même courant traverse une bobine fixe et une bobine 

 mobile. Il y a alors attraction proportionnelle au carré de l'intensité entre les deux 

 bobines, 



"Wattmètres. — Si au lieu de faire parcourir les deux bobines par le même courant, 

 on met une bobine peu résistante sur le courant, et une autre très résistante aux bornes 

 de la résistance sur laquelle on veut opérer, on a un couple proportionnel kix i', i étant 

 l'intensité du courant total, et i' celle du courant dérivé dans la bobine très résistante ; or 

 celui-ci, puisque la bobine est très résistante et ne modifie pas le courant, est propor- 

 tionnel au voltage aux bornes. On a donc avec ces appareils une indication proportion- 

 nelle au produit ei, de l'intensité du courant qui parcourt la résistance utilisée par la 

 force électromotrice nécessaire pour produire ce courant. L'instrument est donc un 

 wattmètre. Il fonctionne aussi bien en courant alternatif qu'en courant continu. 



Électro-dynamomètre de Giltay. — Dans cet instrument, la bobine mobile est 

 remplacée par un morceau de fer doux. Celui-ci est aimanté par le courant et propor- 

 tionnellement à ce courant. La déviation est donc proportionnelle encore au carré de 

 l'intensité. 



Électromètre Lipp.mann. — Nous avons étudié avec détail en électrostatique l'électro- 

 mètre de Thomson. Il nous reste maintenant à indiquer ce qui est relatif à l'électromètre 



de LlPPMA.NN. 



Les phénomènes électrocapillaires nous ont montré qu'il suffisait d'avoir un tube 

 capillaire conique pour obtenir un changement de niveau du ménisque dans ce cône 

 quand [le ménisque est électrisé. En observant ce changement au moyen d'un micro- 

 scope on peut avoir une très grande sensibilité. 



Les tubes employés sont d'une finesse extrême, assez pour que la colonne de mer- 

 cure soutenue par le ménisque soit aux environs de 80 c. Un de ces tubes capillaires est 

 plongé dans l'eau acidulée, et au fond du vase qui contient celle-ci se trouve du mer- 

 cure. La manipulation de l'appareil est très simple en théorie. On vise avec le micro- 

 scope le ménisque mercuriel, et en établissant la communication entre les pôles de la 

 pile et le mercure A d'une part, le mercure B d'autre part, on lit la dénivellation avec le 

 microscope qui est muni d'un micromètre oculaire. Si le tube est bien conique, la déni- 

 vellation est proportionnelle à la différence de potentiel. Mais il est sage d'étalonner 

 au préalable l'instrument, et il vaut mieux encore faire usage de cet instrument en ra- 



