288 



ÉLECTRICITÉ. 



menant toujours le ménisque au même point par une variation de pression. De la sorte on a 

 le moyen d'avoir une table s'appliquant à tous les instruments, à condition qu'on ait eu 

 le soin d'amener toujours la pression initiale à la même valeur. 

 Voici cette table pour la pression initiale de 73 c. 



Pour faire varier comme on le veut la pression, le système à préconiser actuellement 

 est celui de LiiiB. Il y a au tube A un ajutage latéral, et une petite pompe à mercure, 

 reliée à A par un tube de caoutchouc, permet de faire monter ou 

 descendre le niveau. 



La table qui précède montre qu'il ne faut pas dépasser 0%9, car 

 au delà la courbe passe par un maximum. De plus, il ne faut jamais 

 mettre A en communication avec le pôle positif d'une pile, car il y 

 aurait transport d'oxygène sur le ménisque, et oxydation de celui-ci. 

 Les communications doivent être établies comme sur la figure 1j2 : 

 — en A, + enB. 



Il arrive parfois que le ménisque reste immobile malgré l'élec- 

 trisation. Cela tient à ce que le verre a été sali par le contact pro- 

 longé du mercure, ou qu'il y a une petite bulle de gaz. Dans ce 

 cas, il faut faire couler un peu de mercure par le bas du tube, ce 

 qu'on fait en augmentant la pression. Pour éviter aussi cette attaque 

 du verre par le mercure pendant le repos, il faut toujours amener le 

 réservoir c de la pompe à mercure en bas de sa course pendant ce 

 temps. De la sorte, le mercure se trouve pendant le repos dans une 

 partie relativement très large du tube, et l'appareil fonctionne toujours du premier coup. 

 La capacité de cet appareil est très grande, il faut en tenir compte dans son usage. 

 Sa sensibilité est beaucoup plus grande que celle de l'électromètre de Thomson, car un bon 



{ 

 instrument indique par une déviation notable — -— de volts et permet de discerner par 



'■ oUUU 



1 



un petit changement de forme du ménisque de volt. 



L'emploi de cet appareil pour les mesures diverses n'est pas toujours extrêmement 

 commode. Mais c'est l'appareil de choix pour un certain nombre de méthodes de réduc- 

 tion au zéro. 



FiG. 152. — Électro- 

 mètre LiPPMANN. 



VIII. 



Méthodes de mesure. 



Nous allons indiquer maintenant les méthodes qu'il faut employer pour effectuer 

 les mesures courantes de grandeurs électriques. On a à déterminer fréquemment des 

 forces électromotrices, des résistances, des intensités, des capacités, et à vérifier un 

 ampèremètre ou un voltmètre. Nous indiquerons aussi la solution d'une question qui 

 intéresse au plus haut point les physiologistes, l'étalonnage électrique d'un calori- 

 mètre. 



I. Mesure des forces électromotrices. — 11 faut pour cela avoir à sa aisposition 



