ÉLECTRICITÉ. 



289 



un élément étalon. Poui" le degré de précision nécessaire en général aux physiologistes, it 

 suffit d'employerTétalondu Post-office indiqué ci-dessus, dont Ja force électromotrice, de 

 l^.OS, est à peu près indépendante de la température; on peut alors opérer par les pro- 

 cédés suivants, qui tous permettent de ne pas faire débiter sensiblement l'étalon. 



0. Méthode de l'électromètre. — On met les deux pôles de la pile étalon en commu- 

 nication avec les deux paires de quadrants de l'électromètre à aiguille chargée, ou un 

 pôle avec l'aiguille d'un électromètre symétrique, l'autre pôle étant à terre. On recom- 

 mence avec la source dont on veut mesurer la force électromotrice, et on a celle-ci par 

 le rapport des déviations. Cette méthode ne peut s'employer avec l'électromètre capil- 

 laire, qui ne permet de mesurer que des forces électromolrices inférieures à 0'',9. 



6. Condensateur et galvanomètre balistique. — On peut aussi, en prenant un conden- 

 sateur de capacité assez grande, obtenir par sa décharge flans un galvanomètre sensible 

 une élongation balistique mesu- 

 rable. En faisant cette opération 

 avec la pile étalon d'abord, puis 

 avec la source à mesurer, on a 

 le rapport des forces électromo- 

 trices par le rapport des élonga- 

 tions. Si on prend un microfarad 

 par exemple, ce qui est déjà une 

 très grande capacité, la pile, 

 supposée à 1 volt, ne débite 

 jamais que ce qui est nécessaire 

 pour le charger, c'est-à-dire un 

 microcoulomb. Ceci correspond 

 au débit d'une piled"un volt pen- 

 dant une seconde sur un mégohm. C'est absolument insignifiant pour la pile et donne 

 des effets très notables au galvanomètre. 



Il faut avoir soin dans cette méthode d'opérer avec une clef de décharge permettant 

 de charger et de décharger rapidement le condensateur, ce qui est indispensable à cause 

 des pertes par défaut d'isolement du condensateur. La clef employée est celle de la 



fig. 1S3, où le ressort A est maintenu par la 

 griffe B à la position de charge. En écartant B 

 au moyen du bouton C, ce ressort vient buter 

 sur la vis supérieure qui sert à la décharge. 

 P est la pile, C est le condensateur, G le gal- 

 vanomètre, D la clef de décharge. En abaissant la 

 clef, on charge le condensateur, le galvano- 

 mètre étant hors circuit. En laissant la clef 

 rémonter dans la position de la figure, le con- 

 tact est rétabli en E, la pile est hors circuit, et 

 la décharge passe dans le galvanomètre. 



c. On peut aussi, quand on dispose d'un 



Fig. 15 3. — Clef de décharge. 



Fio. l.'vl. 



niégohm ou au moins d'une très grande résis- 



tance métallique, prendre la déviation donnée 

 par la pile étalon et par la pile à mesurer fermées successivement sur la grande résis- 



tance et sur un galvanomètre sensible. 



d. Méthode de Poggendorff. — Enfin la meilleure méthode est celle de Poggendorfi''. La 

 loi de Ohm nous apprend que le long d'un circuit la répartition des potentiels est linéaire. 

 Si une pile Pest fermée sur un circuit de résistance vi -H Vi, le courant aura une inten- 



site I = . Si e est la différence de potentiel entre les points A et B, nous avons 



aussi I = 



ri + r. 

 e 

 ri 



E 



Si alors nous avons entre les points A et B une pile Pi, de force 

 électromotrice précisément égale à c, et un galvanomètre ou un électromètre G, aucun 



ou - = 



r-i ri + r> 



DICT. DE PHYSIOLOGIE. — TOME V. 



19 



