290 



ELECTRICITE. 



r 



P^ 



FlG. 155. 



courant ne passera en APGB et l'appareil G restera au zéro. Si donc on trouve sur une 

 boîte de résistance un point B tel que rien ne passe dans l'appareil G, on sait qu'à ce 



moment - = — - — . Si P est la pile étalon, on connaîtra donc la valeur de E par la coii- 

 r-2 ri + n 



naissance de ri et de r>. Il est commode de former les résistances AB et BC par des boites 



de résistances égales, AB ayant toutes ses clefs 

 enfoncées au début, et BC toutes ses clefs 

 enlevées. En transportant alors successivement 

 les clefs de la boîte AB à la boite BC, de manière 

 à supprimer en BC la résistance qu'on met en AB, 

 on a Vi + r2 constant ce qui facilite les calculs. 

 L'instrument de choix à mettre en B est 

 l'électromètre de Lippmann. De la sorte l'élé- 

 ment Pi, qui est l'élément étalon, ne débile 

 jamais aucun courant notable. Si l'on n'a pas 

 d'électromètre de Lippmann, il faut employer 

 un galvanomètre avec un condensateur et une- 

 clef. Toutes les fois qu'on change les résis- 

 tances j'j ou r-2, on donne un coup de clef pour 

 voir balistiquement s'il y a une différence de 

 potentiel notable aux bornes de l'instrument. Quand on arrive à une différence non 

 mesurable, on peut alors supprimer le condensateur et achever directement; la pile Pi 

 ne débitera jamais de courant notableet nuisible. 



II. Mesures de résistances. — On a à mesurer en physiologie des résistances de 

 deux espèces différentes, des résistances métalliques quand on veut connaître à ce point 

 de vue les bobines d'induction, les moteurs, les circuits dont on a à se servir, et aussi 

 parfois, mais bien plus rarement des résistances organiques. Ces dernières sont électro- 

 lytiques, mais avec cette complication que la non homogénéité existe sur toute la longueur 

 des tissus et non pas seulement aux électrodes. De plus, cette re'sistance varie quand le 

 courant y passe, elle n'est donc pas définie, et il serait ridicule de chercher à con- 

 naître la valeur exacte de celte constante physique pour de pareils conducteurs; on n'a 

 jamais besoin que de savoir à peu près combien de volts il faut pour y faire passer une 

 intensité connue. On n'a donc besoin que de connaître cette donnée par une méthode des 

 plus simples, car aucune précision ne peut se rechercher pour une mesure aussi mal 

 définie. L'application qu'on a quelquefois essayée de méthodes précises de détermina- 

 tion des résistances dans ce cas-là est donc tout à fait illusoire. Dans ce dernier cas, la 

 seule méthode raisonnable est celle qui est indiquée ci-dessous comme la deuxième 

 disposition de la méthode c. 



Nous indiquerons en outre un certain nombre de méthodes qui ne devront servir, sauf 

 la méthode c, qu'à la détermination de résistances métalliques. La méthode c d'ailleurs 

 est souvent très suffisante pour ce dernier cas. 



Nous passerons sous silence de parti pris toutes les méthodes pour la mesure des 

 résistances électrolytiques nettement définies, car cela ne peut être d'aucun intérêt pour 

 les physiologistes. 



a. Méthode de substitution. — Quand la résistance à mesurer est assez grande, et 

 qu'on peut en trouver avec précision une égale sur la boîte de résistance, on peut 

 opérer par la méthode de substitution, comme sur la 

 figure. Soit x la résistance inconnue; AB est une boîte de 

 résistance qu'on ajuste jusqu'à ce que par le jeu de la 

 clef E on ait la même déviation du galvanomètre G, dans 

 les deux positions. Si en retirant une clef en AB, on a 

 une déviation plus petite qu'avec Xi de p divisions, et en 

 la remettant, une déviation plus grande de q divisions, en 

 appelant ri la résistance à ce moment, et r-i la résistance 



~\ 





de la bobine additionnelle, on aura a; = ri 4- 





P + Q 



r-i. 



Fie. r.o. 



Mais cette méthode n'est pas toujours applicable, il faut alors en employer d'autres. 



