29^2 ELECTRICITE. 



à un dixième d'ohm étalonné ou à 1 ohm étalonné, suivant les cas. En déterminant la 

 différence de potentiel aux bornes de ces résistances connues quand le courant passe, on 



a l'intensité par la formule i= -. 



Parfois, les voltmètres étalonnés ne suffisent pas pour cela. Il faut alors prendre un 

 galvanomètre sensible G. un d'ARsoNVAL par exemple, à suspension en spirale, et en 

 faire un voltmètre. Pour cela, il faut lui adjoindre en série, si cela est nécessaire, 

 une résistance Ri telle que le circuit RiG ne modifie pas sensiblement le régime du con- 

 ducteur R, sur lequel on le placera en dérivation; on l'étalonnera ensuite au moyen 

 d'un accumulateur P, de force électromotrice E, qu'on aura comparé à la pile étalon 

 par une des méthodes indiquées, fermé sur la résistance Ri + R2. La force électromotrice 

 e aux bornes du voltmètre qui est composé de la résistance R, plus le galvanomètre G 



e Ri 



sera alors donnée par — = t^ r— ; on pourra donc étalonner l'instrument. Supposons 



E hi + n2 



maintenant que nous sachions par la mesure précédente que 10 centimètres d'élon- 



galion correspondent à 1 volt, ce qui se fait en prenant une résistance Ri considérable. 



Plaçons le voltmètre ainsi étalonné sur un dixième d'ohm étalonné lui-même. Dans ces 



conditions, on aura 10 centimètres d'élongallon pour 10 ampères passant dans le circuit. 



IV. Mesure des capacités. — Nous n'indiquerons qu'une seule méthode. Elle consiste 

 à décharger la capacité, chargée à un potentiel connu, dans un galvanomètre balistique, 

 et à recommencer la même opération avec une capacité connue, microfarad ou fraction 

 de microfarad. Si les capacités sont très différentes, on peut prendre pour les charger des 

 forces électromotrices très différenles, mais connues. Ouïes aura préalablement mesurées 

 par une des méthodes indiquées. 



V. Vérification des voltmètres et ampèremètres. — f/. Voltmètres. — Il .'•uffit de 

 mesurer, en fonction de l'étalon connu, la force éleclromotrice d'un nombre convenable 

 d'accumulateurs, et de les fermer directement sur l'instrument. 



S'il s'agit d'appareils délicats pour les très faibles voltages, on emploie la méthode 

 que nous avons indiquée ci-dessus à propos de la mesure des intensités avec le dixième 

 d'ohm étalonné. 



h. Ampèremètre. — Deux cas sont à distinguer. S'il s'agit d'un miliampèremètre, 



on prend un accumulateur préalablement comparé à la pile-étalon, et on le ferme sur 



Y, 

 une résistance connue. On connaît l'intensité par la formule 1= - , eton peut alors 



étalonner l'instrument. 



S'il s'agit d'intensités plus grandes, il faut alors mesurer l'intensité avec le dixième 

 d'ohm étalonné ou l'ohm étalonné, comme nous l'avons indiqué ci-dessus, en mettant 

 l'ampèremètre à étalonner en série avec l'appareil gradué. 



VI. Étalonnage d'un calorimètre. — Il est établi depuis longtemps que pour 

 étalonner un calorimètre à rayonnement, le seul procédé admissible est celui qui emploie 

 la loi de Joule. On emploie d'ailleurs le même procédé toutes les fois qu'on a besoin 

 de dégager en un point donné une quantité connue de chaleur ou qu'on a à chauffer 

 doucement et régulièrement une enceinte, ce qui est souvent indispensable aux physio- 

 logistes. 



Pour cela, on place au point à chauffer soit des lampes à incandescence, soit une 

 spirale en fil résistant, de maillechort ou de manganine par exemple, ou de platine 

 iridié quand il faut un métal inattaquable, et l'on y fait passer un courant convenable 

 au moyen d'accumulateurs bien chargés. Il est bon qu'ils aient été chargés jusqu'à 

 bouillonnement et qu'ils aient ensuite débité un cinquième environ de leur charge. Dans 

 ces conditions, ils sont presque exactement à 2 volts, et y resteront longtemps; on peut 

 alors compter sur un débit constant. Quand le débit à obtenir est trop fort pour les 

 accumulateurs, on peut opérer en mettant en mouvement la machine qui sert à les 

 charger. Dans ces conditions les accumulateurs servent de régulateur de potentiel. 



On peut opérer ainsi tant que les accumulateurs ne prennent pas le survollage de fin 

 de charge. On place quelque part sur le circuit un dixième d'ohm étalonné avec son 

 galvanomètre gradué, ou bien un ampèremètre, si on veut s'en contenter, et on a ainsi 

 l'intensité I. On mesure ensuite au voltmètre la différence de potentiel E aux bornes de 



