ELECTRICITE. 



295 



FiG. 159. 



due à une vaiiatiou A^ de température, P A^ La figure 157 donne les courbes de P en 

 fonction de t par rapport au plomb pour les divers métaux. P est porté en ordonnées, 

 t en abscisses. Le P' re- 

 latif à deux métaux 

 s'obtient en prenant la 

 ditférence de leurs P 

 par rapport au plomb. 

 Si donc on construit la 

 courbe qui donne P en 

 fonction de la tempéra- 

 ture, on aura la force 

 électromotrice entre 

 deux températures en 

 prenant l'aire déter- 

 minée par la courbe et 

 l'axe des abscisses. Si 

 maintenant on cons- 

 truit la courbe relative 

 à deux métaux diffé- 

 rents, comparés à un même métal, on aura la force électromotrice relative à ces deux 

 métaux par l'aire comprise entre les deux courbes. On voit immédiatement que ces 

 courbes sont des droites qui se coupent. Aux points d'intersection, le pouvoir thermo- 

 électrique est nul, c'est-à-dire que la force électromotrice pour des températures situées 

 toutes deux au delà de celle-là est de sens inverse à ce qu'elle serait pour deux tempé- 

 ratures situées en deçà. Ce point, à cause de cela, se nomme le point d'inversion des 

 couples considérés. Si donc la température de la soudure froide est andessous de la tempé- 

 érature d'inversion, la force électromotrice croît quand la température de la soudure 

 chaude croît, jusqu'au moment oîi elle atteint la température d'inversion, auquel cas, 

 la température de la soudure chaude continuant à monter, la force électromotrice décroit. 



Les forces électromotrices thermo-électriques se comptent en micro-volts par degré 

 centigrade. Pour les mettre en évidence, il faut donc des galvanomètres extrêmement 

 délicats. Mello.m a construit pour l'étude des radiations des piles de bismuth et d'anti- 

 moine qui ont des forces électromotrices relativement considérables; on peut disposer 

 un grand nombre de ces éléments en série. On a ainsi des appareils relativement puis- 

 sants, qu'on peut employer avec des galvanomètres ordinaires, mais ces appareils ont une 

 grande masse à échauffer. Helmholtz a employé des piles analogues pour l'étude ther- 

 mique du muscle. Aujourd'hui, avec les galvanomètres délicats à aiguilles verticales qui 

 ont été décrits, on peut se contenter, pour tous les usages de la physiologie, d'une seule 

 soudure nickel-laiton, faite entre deux fils fins qui s'échauffent en une fraction de seconde. 

 La soudure nickel laiton est à préconiser à cause de son inattaquabilité par les liquides 

 organiques. Avec le Thomson du modèle courant de Carpe.ntier, de 8 ohms de résistance 

 muni d'un équipage à aiguilles verticales, convenablement construit, amené à 12" 

 d'oscillation simple, on a ainsi 1 millimètre de déviation pour un millième de degré'. 

 La difficulté dans ces conditions est d'éliminer les causes d'erreurs. 



11 faut remplir de coton toute la cage du galvanomètre pour ('viter les échauffemenls 

 irréguliers des contacts par les causes extérieures; et il faut envelopper de coton tous 

 les contacts de deux fils, même de même métal. De plus, comme nous le verrons tout à 

 l'heure, la conductibilité des métaux change avec la température. Il faut donc employer 

 un métal à faible variation thermique. C'est le cas des alliages; c'est pour cela que le 

 laiton est bon. 



1. Avec le simple galvanomètre DESPREZ-d'AnsoNVAL à double aimant et cadre de 43 ohms, 

 muni de la suspension en spirales et en lisant les déviations au moyen du micromètre et micro- 

 scope de d'Arsonval, on a déjà dans ces conditions une précision qui dépasse 1/200 de degré. On a 

 l'inconvénient d'être obligé d'avoir l'œil à l'oculaire, mais cela est peut-être compensé par la très 

 grande simplicité de l'instrument. 



Il faut toujours, dans les études thermo-électriques, employer des galvanomètres très peu résisr 

 tants. En effet, la résistance du circuit est toujours très faible. On peut dire que les galvanomètres 

 les moins résistants sont les meilleurs. 



