310 



ELECTRICITE. 



à cheval. Quand elle est parcourue par un courant, elle est attirée, et son mouvement 

 pendulaire est entretenu par cette attraction synchronique. Dans cet interrupteur, 

 on fait varier la fréquence comme dans l'interrupteur Foucault au moyen d'une masse 

 additionnelle. 



Enfin, depuis quelque temps déjà, on commence à faire mouvoir la tige interruptrice 

 par une dynamo. Quelquefois on fait entretenir la dynamo par le courant lui-même, 

 quelquefois par une pile locale. 



A côté de ces interrupteurs usuels, nous indiquerons l'interrupteur Trouvé et l'inter- 

 rupteur Verdin où des dents viennent rencontrer périodiquement un ressort, les dents 

 sont portées par une roue qui est mue par un mouvement d'horlogerie. 



Graduation des courants induits. — On n'a pas d'instruments de mesure vrai- 

 ment pratiques pour ces courants. Le mieux est, quand les effets sont assez intenses, 



ex. 



FiG. 174. 



d'employer les appareils à échaufîement de fil, du type de Cardew, ou en général les 

 appareils à courants alternatifs. Mais cela n'est pas possible avec les petites bobines 

 d'induction oii l'énergie mise en jeu n'est pas assez grande. On peut alors mesurer, 

 d'une part, la quantité d'électricité induite dans une décharge, d'autre part, au moyen 

 de l'électromètre idiostatique, la valeur du carré moyen du potentiel. Mais ce dernier 

 élément n'est pas très utile, car il ne renseigne pas sur le potentiel maximum. En effet, 

 il y a à chaque interruption de la bobine production d'une onde très vite amortie; tout 

 est au repos au bout de quelques millièmes de seconde au plus pour les grosses bobines, 

 quelques dix-millièmes pour les petites, et le repos continue jusqu'à une nouvelle 

 interruption. On ne connaît d'ailleurs pas du tout le temps mis par le secondaire à 

 revenir au repos, ni la loi de décroissance des oscillations dues à une même excitation. 

 On n'a donc aucune relation permettant de conclure de la valeur du carré moyen du 

 potentiel à sa valeur maximum. L'indication de 'électrométre ne peut donc servir que 

 pour comparer le résultat donné dans diverses circonstances par un même circuit. A 

 potentiel maximum égal, et à fréquence égale, il donnera en effet une indication bien 

 plus grande pour une grosse bobine à longue période que pour une petite. 



La mesure est donc bien incertaine ; elle aurait besoin, pour être faite, d'être complétée 

 par une étude de la période d'oscillation du circuit et de son amortissement, ce qui n'est 

 pas pratique actuellement. Mais, si on ne peut les mesurer commodément, on peut graduer 

 assez aisément ces courants. Le premier procédé a été indiqué par Duchea'iNe de Boulogne. 

 Il consiste à interposer entre le primaire et le secondaire un écran cylindrique de cuivre 

 plus ou moins enfoncé. Il s'y produit des courants de Foucault qui absorbent une grande 

 partie de l'énergie disponible. 



On peut aussi, comme cela est employé dans l'appareil à chariot glissant de du Bois- 

 Reymond, écarter la bobine induite de la bobine inductrice, comme cela se voit sur la 

 fig. 172. On diminue ainsi le flux dont la variation est utilisée. 



L'appareil de du Bois-Reymond comprend en général trois bobines induites de rési s- 



\ 



