322 



ÉLECTRICITÉ. 



FiG. 180. — Tubes dérivateurs impolarisables. 



à des points très limités. En même temps on peut changer à volonté la position de 

 l'électrode grâce à une articulation spéciale et au glissement qu'un bras d'électrode 



peut effectuer sur la colonne du 

 support. 



L'électrode à pinceau de Fleis- 

 CHL est également appropriée à ce 

 genre de recherches; elle est con- 

 struite sur le même principe que 

 l'éleclrode précédente, avec celte 

 différence que le bouchon d'argile 

 est remplacé par un pinceau de 

 différente grosseur. Du reste, on a 

 construit un grand nombre de mo- 

 dèles d'électrodes impolarisables 

 basées sur le principe de Regnauld, mais elles ne présentent aucun avantage sur les 

 électrodes de du Bois-Reymond. 



Les électrodes impolarisables de d'Arsonval sont basées sur un principe différent. 

 C'est un fil ou une lame d'argent recouvert d'une couche de chlorure d'argent et plongé 

 dans un tube en verre très effilé, dont le bout capillaire est mis en contact avec le tissu 

 exploré. Le tube est rempli d'une solution physiologique de chlorure de sodium. 



Toutes les électrodes peuvent être rendues parfaitement homogènes et sont plus ou 

 moins impolarisables. Leur impolarisabilité n'est pas absolue et dépend de la grandeur 

 de la surface de zinc imbibée et de l'intensité des courants ; elle est cependant assez 

 grande pour que le courant de polarisation, relativement très faible, n'entre pas en compte 

 dans les expériences à faire. Du reste ce courant peut être facilement compensé par un 

 procédé dont il sera question plus loin. 



Lorsqu'on a constaté la présence d'un courant électrique dans un tissu animal, 

 il est souvent nécessaire d'évaluer sa grandeur, c'est-à-dire son intensité et sa force 

 électromotrice. L'évaluation de l'intensité du courant a relativement peu d'importance 

 pour les recherches sur l'électricité animale, à cause des résistances très grandes et très 

 variables. D'ailleurs la chose est facile pour des courants d'intensité faible et moyenne, 

 vu que les intensités sont proportionnelles aux déviations de l'aiguille galvanomé- 

 trique. 



Il est bien plus important de [déterminer la force électromolrice du courant exploré. 

 J. Regnauld fut le premier qui mesura la force électromotrice des tissus animaux; il 

 se servait à cet effet de la 

 méthode de compensation 

 avec une pile thermo-élec- 

 trique. Actuellement on em- 

 ploie en électro-physiologie, 

 pour la détermination de la 

 force électromotrice, la mé- 

 thode de compensation de 

 PoGGENDORF, modifiée par du 

 Bois-Reymond. Cette méthode 

 consiste à lancer dans le cir- 

 cuit une force contre-électro- 

 motrice, c'est-à-dire un cou- 

 rant de sens inverse à celui 

 du courant examiné. Cela se 

 fait au moyen d'un simple :^ 

 rhéochorde ou bien au moyen -^ 

 du compensateur circulaire 

 de DU Bois-Reymond, repré- 

 senté sur la figure 181. 



C'est un disque en ébonile entouré d'un fil de rhéochorde, dont on peut modifier la 

 longueur en faisant tourner le disque. C'est la longueur de ce fil par lequel passe le 



FiG. 181. — Compensateur circilaire de du Bois-RiiVMOND. 



