ÉLECTRICITÉ (Thérapeutique). 



389 



avec tous les iiiteniiédiairos. Lorsqu'on manie avec soin la roue qui meut la crémaillère, 

 l'aiguille du galvanomètre se déplace avec une vitesse uniforme, et sans à-coup. Dans 

 ces°condilious, si le temps employé à parvenir à l'intensité voulue est suffisant, la dou- 

 leur accusée par le malade est très faible. La durée de cette période doit être d'une à deux 

 minutes, autant que possible. Ainsi, avec ce rhéostat, tous les desiderata énoncés plus 

 haut sont satisfaits, et, comme nous l'avons dit, c'est un appareil excellent. 



Rhéostat à trois liquides (Bergonié-Bordier). — Un autre modèle, qui ne le cède en rien 

 au précédent, est celui que nous allons décrire, avec la modification que nous lui avons 

 apportée et qui en fait un rhéostat très pratique. 



11 se compose d'un tube en U contenant de l'eau dans laquelle peuvent plonger, plus 

 oa moins, deux crayons de charbon de 1 centimètre de diamètre taillés en pointe et ter- 

 minés par des faisceaux de soie de verre (fig. 194). Les 

 charbons sont fixés et serrés dans des bornes reliées 

 aux conducteurs qui amènent le courant. Le tube 

 en U est au contraire mobile; il est fixé sur une plan- 

 chette qui porte en arrière et en son milieu une cré- 

 maillère verticale, à laquelle correspond un petit pignon 

 traversé par un axe horizontal qui est terminé par deux 

 volants. La planchette mobile glisse dans deux rainures 

 ménagées dans des montants latéraux, et une lame 

 élastique placée en arrière fait que le glissement est dur, 

 si bien que le tube reste à telle hauteur qu'on le désire. 

 Pour permettre au courant de croître très lentement à 

 partir de zéro, les deux charbons ne sont pas à la même 

 hauteur; l'extrémité du faisceau des fils de verre du 

 plus élevé forme un cône dont l'angle est très petit (côté 

 gauche de la figure 194) ; de plus, on a placé à la surface 

 de l'eau, dans chaque branche, une couche d'huile de 

 vaseline d'environ 1 centimètre de hauteur. Dans ces 

 conditions, si l'on agit sur l'un des volants, le système 

 étant d'abord au bas de sa course, on voit l'aiguille du 

 galvanomètre parcourir d'un mouvement très lent l'es- 

 pace compris entre zéro et 1 m. A. 



A mesure que les charbons plongent davantage, l'in- 

 tensité va en augmentant, aussi doucement que l'on 

 désire. Si maintenant, on manœuvre le volant en sens 

 inverse, l'intensité décroît peu à peu, et l'aiguille revient au zéro sans aucune saccade, 

 et très régulièrement. 



Pour diminuer la résistance minimum du rhéostat, lorsque les charbons plongent au 

 maximum dans le liquide, on a placé au fond du tube une masse de mercure qui sert à 

 réunir métalliquement les deux branches du tube. Ce rhéostat est donc à trois liquides : 

 huile de vaseline, eau, mercure. L'huile de vaseline, outre l'avantage d'avoir une résis- 

 tance extrêmement grande, présente celui d'être fixe et d'empêcher l'évaporation de 

 l'eau sous-jacente; le niveau du liquide reste ainsi longtemps constant. En résumé, 

 toutes les conditions auxquelles doit satisfaire un bon ihéostat médical sont, avec cet 

 appareil, complètement remplies, et la graduation du courant galvanique est ainsi d'une 

 facilité remarquable. 



D. Courant faradique. — Nous aurons peu de chose à ajouter, lorsque nous aurons 

 dit que la meilleure façon de graduer le courant faradique consiste à employer un 

 rhéostat à liquide. 



Ceux que nous avons donnés comme e'tant les meilleurs sont tout indiqués pour la 

 graduation de ces courants. A mesure que l'on tourne le pignon, l'intensité', qui d'abord 

 était nulle, croît très lentement, et le malade sent, pour ainsi dire, naître le courant au 

 niveau de l'électrode active. La manœuvre du rhéostat est la même que dans le cas du 

 courant galvanique. 



Des autres moyens employés autrefois pour faire varier l'intensité du courant 

 faradique, nous dirons peu de chose. Ces moyens consistaient : 



Fig. 194. — Bhi'ostat Bergonié-Bordier. 



