396 



ÉLECTRICITÉ (Thérapeutique). 



F\ 



F\ 



F/ 



FiG. 197. — Méthode monopolaire. 



1° Méthode monopolaire. — Une des électrodes seulemenl est niclalliquo, l'autre est 

 une électrode ordinaire ou un bain d'eau. Si l'on enfonce, dans les tissus d'nn animal, 



une aiguille, par exemple, en platine, les lignes 

 de flux (fig. 197) divergeront à partir du point 

 correspondant à l'aiguille, el, si le conducteur est 

 homo-résistant, les lignes de flux s'écarteront 

 également dans toutes les directions; en sorte 

 que, si l'on considère l'unité de surface, 1 centi- 

 mètre carré, placé à différentes dislances de l'ai- 

 guille, cette surface sera traversée par un nombre 

 de lignes d'autant plus petit qu'elle sera située 

 plus loin ; en d'autres tertnes, la densité électrique 

 est ici d'autant plus grande que l'on considère 

 un point plus rapproché de l'aiguille. C'est aussi 

 aux points où la densité est la plus grande que 

 les actions tertiaires ont la plus grande énergie; 

 la de.structionélectrolylique est donc plus intense 

 dans les parties situées tout autour de l'aiguille 

 implantée. 



2° Méthode bipolaire. — Les deux électrodes 

 •sont ici métalliques : supposons deux aiguilles introduites dans les tissus, l'une positive, 



l'autre négative (fig. 198); les lignes de flux, si l'on admet que la région traversée par le 



courant est homo-résistante, 



se diligent d'une aiguille à 



l'antre, et c'est au voisinage 



de la ligue droite réunissant 



es deux aiguilles que le 



nombre de ces lignes est le 



plus élevé. C'est aussi sur 



cette ligne interpolaire et 



dans son voisinage que la 



densité électrique est la plus 



grande. D'après ce que nous 



avons dit plus haut, les ac- 

 tions tertiaires seront sur- 

 tout importantes sur les 



lignes des pôles c'est-à-dire 



que les tissus situés le long 



de cette ligne seront soumis 



FiCt. 10!S. — Méthode bipolaii-e. 



à des actions destine! ives beaucoup plus profondes que celles des régions situées tout 

 autour des aiguilles. 



Lorsque la distance des aiguilles est faible, cette destruction est tellement accusée le 

 long de la ligne interpolaire que l'on peut arriver à détruire complètement les tissus 

 placés sur cette ligne : on produit ainsi une véritable section éleclrolytique. Cet efTet do 

 destruction maxinia le long de la ligne des pôles a été quelquefois obtenu involontaire- 

 ment par des médecins qui ignoraient les considérations que nous venons d'exposer. 

 Lorsqu'on retire les aiguilles des tissus, il se fait habituellement un léger écoulement de 

 sang à la place occupée par l'électrode négative : on peut l'éviter en renversant le cou- 

 rantde manière àrendre positive pendant quelques instants cette aiguille. Une remarque 

 à faire, c'est qu'après le renversement on est obligé de diminuer beaucoup la résistance 

 du circuit pour revenir à la même intensité : il est probable que les composés chimiques 

 libérés ou formés secondairement autour des électrodes métalliques donnent naissance 

 à une force électromotrice de sens inverse qui équivaut à une résistance ajoutée dans le 

 circuit. 



Électrodes solubles. • — Quelle doit être la nature du métal constituant les aiguilles? 

 Dans la méthode monopolaire, et, lorsque c'est le pôle négatif qui est utilisé comme on 

 ■doit le faire pour obtenir des effets de destruction, le métal peut être quelconque, 



