196 DYNAMOGRAPHES — D YN ANO M ÉTRIQU ES (Appareils). 



DYNAMOGRAPHES. — Voyez DYNAMOMÉTRIQUES 

 (Appareils). 



DYNAMOMÉTRIQUES (Appareils). — On nomme ainsi des 

 instruments destinés à mesui'er des forces avec plus de simplicité que si l'on cherchait 

 dans une série de poids celui qui fait équilibre à la force considérée. Le dynamomètre 

 est le type des instruments étalonnés, dans lesquels la détermination empirique d'un 

 certain nombre de points sur la graduation de l'instrument permet ensuite par une 

 simple lecture d'obtenir toute la valeur intermédiaire de la grandeur à mesurer corres- 

 pondant à tous les points de la graduation. Ces instruments permettent aussi certaines 

 mesures qui seraient impossibles sans leur secoui's et par le simple emploi des poids. 



Nous laisserons de côté, comme sortant du sujet, les instruments où, comme dans la 

 balance romaine ou dans son dérivé, le pèse-lettres, on fait agir l'effort à mesurer sur 

 un bras de levier en équilibrant le couple ainsi produit par un autre couple dû à un 

 poids fixe, mais dont le bras de levier est variable. En bonne logique, ces instruments 

 devraient aussi s'appeler des dynamomètres, mais l'usage n'a pas prévalu, et d'ailleurs 

 en physiologie, l'usage des dynamomètres véritables est plus commode. 



Principe du dynamomètre. — Quand un effort agit sur un corps solide, il produit une 

 déformation de celui-ci. Ces déformations peuvent être de deux espèces. Tant que l'effort 

 ne dépasse pas ime certaine limite, le corps revient exactement à son état primitif aussi- 

 tôt que l'effort cesse. On dit alors qu'il y a eu déformation élastique. Mais, si l'effort a 

 été trop considérable, on dit que la limite d'élasticité a été dépassée, il y a eu défor- 

 mation permanente, c'est-à-dire production d'un nouvel état de la matière, qui est alors 

 dite écrouie. 



On peut produire des déformations diverses sur le corps : on peut le déformer par 

 compression ou par traction en un point d'une masse fixée absolument, ou par flexion ou 

 par torsion. Les dynamomètres usuels emploient tous la flexion, au moins ceux qui sont 

 destinés à mesurer des efforts mécaniques. La torsion est employée dans un certain 

 nombre d'instruments électriques, galvanomètres ou électromètres, qui sont de vrais 

 dynamomètres où la force à mesurer est d'origine électrique. Mais nous laisserons de 

 côté ce genre d'instruments pour nous occuper du dynamomètre de flexion. 



La propriété essentielle de toutes les déformations élastiques est que, au moins dans 

 de très larges limites, la grandeur de la déformation est proportionnelle à l'eftort qui la 

 produit. Dans les dynamomètres, on mesure la grandeur de cette déformation, on rem- 

 place donc une mesure de poids par une mesure de longueur. On voit donc que les gra- 

 duations de dynamomètre seront aussi simples que possible à établir. Théoriquement 

 la concordance du zéro et celle du jîoint correspondant à un seul poids suffit ; pratique- 

 ment un petit nombre de points et le zéro sont suffisants. 



On comprend facilement que toutes les causes qui font voir l'élasticité des ressorts 

 changent les indications des dynamomètres. C'est ainsi que des variations trop grandes 

 de température rendraient les indications illusoires. Mais d'autres causes s'opposent à 

 l'exactitude absolue dans les mesures au moyen de ces instruments, et, dans les limites de 

 la température ambiante, cet effet est négligeable. Il n'en est pas de même toujours de 

 ceux dus à l'oxydation du métal au bout d'un temps assez long et de ceux qui sont pro- 

 duits par l'écrouissage du métal sous l'action d'un effort trop grand. Ces etïets se mani- 

 festent à première vue par un déplacement du zéro. On peut alors poser en principe que 

 le taux de variation est le même pour tous les poids, et il suffit alors de vérifier d'abord 

 |e zéro, et ensuite un point quelconque par le moyen d'un poids marqué. Bien entendu, 

 ces lectures sont faites dans les conditions mêmes d'emploi de l'instrument, s'il doit être 

 soumis à ime température notablement différente de la normale. Soit P le poids marqué 

 et P' l'indication de la graduation, toutes les fois qu'on fait un effort, P" par exemple, 



p 

 sur celle-ci, l'effort sera donné exactement par la formule P ' =: p-, P'*. 



Le peson ordinaire a la forme d'un ressort en U. On fait agir l'effort sur une des 

 extrémités en fixant l'autre, et on mesure l'écartement des deux extrémités. Nous n'indi- 

 querons pas davantage la construction de cet instrument, qui est bien connue, ni celle du 



