ELECTRICITE. 



259 



Fie. 122. 



La qualité essentielle d'une pile de charge est d'être bien isolée. Ceci est réalisé par 

 l'emploi de vases paraffinés et collés sur leurs supports au moyen de paraffine. Il faut 

 avoir le plus grand soin, en garnissant la pile, de ne pas laisser tomber une goutte d'eau 

 sur cette paraffine. Cela est surtout utile quand on emploie la méthode de Mascaut ou 

 celle de Gouv. 



GouY a préconisé l'emploi de deux très grandes résistances de l'ordre du mégohm • 

 égales entre elles, sur lesquelles on ferme la pile de charge. On met alors les deux extré- 

 mités des résistances aux quadrants et le milieu à terre; on évite ainsi les inconvénients 

 dus à ce que les éléments de la pile n'ont pas tous exactement la même force électro- 

 motrice. 



On ne saurait trop recommander, pour faire les connexions de l'aiguille ou des 

 quadrants avec les sources de potentiel à utiliser, d'employer des tîls de lin conducteurs, ou 

 de très fortes résistances de charbon pro- 

 duites par un trait de charbon sur verre, car 

 on est obligé, pour vérifier l'instjument, de 

 mettre parfois les quadrants au même poten- 

 tiel, et on est exposé à mettre encourt circuit 

 par inattention la pile de charge qui est alors 

 hors d'usage, au lieu qu'avec de très fortes 

 résistances interposées cet accident n'est 

 plus à craindre. Toutes ces opérations sont 

 simplifiées par l'emploi de la double clef 

 (fîg.122), disposée spécialement pour la mé- 

 thode de Thomson. Deux clefs simples con- 

 truites sur le même principe et séparée sont d'ailleurs aussi commodes, et susceptibles 

 d'usages multiples. Gouy a montré, par des considérations trop longues pour être déve- 

 loppées ici que, dans les électromètres ordinaires, il n'était pas utile de dépasser 100 volts 

 pour la pile de charge. 



Pour préserver l'instrument des variations du potentiel extérieur, on l'enveloppe 

 d'une cage en métal percée seulement pour le passage du rayon lumineux. C'est le 

 potentiel de cette cage qui est le zéro dont nous avons parlé constamment. C'est donc à 

 elle qu'il faut réunir le point que nous avons dit être au potentiel zéro. 



Électromètre idiostatique. — Supposons maintenant que l'aiguille et une paire 

 de quadrants soient l'éunis, et que l'autre paire soit réunie à la cage. Dans ces con- 

 ditions, si on charge l'aiguillé et le quadrant en connexion avec elle, ces deux corps 

 chargés au même potentiel se repousseront, et l'aiguille sera attirée au contraire par 

 l'autre paire de quadrants. Dans ces conditions, il n'y a pas de pile de charge, et la 

 déviation est proportionnelle au carré du potentiel de l'aiguille. Donc elle est indépen- 

 dante comme signe du signe du potentiel; elle se fait toujours dans le même sens, et, si 

 le potentiel est alternatif, la déviation sera proportionnelle à la moyenne des carrés des 

 potentiels pendant l'unité de temps. Nous pouvons donc ainsi mesurer une constante 

 relative aux courants alternatifs, ou aux courants de bobine d'induction. C'est là un 

 avantage précieux de cet appareil, qui en justifie l'étude détaillée. Cette méthode ne peut 

 pas toujours s'employer, car elle est beaucoup moins sensible que les précédentes. 



Nous verrons ultérieurement un autre électromètre d'un emploi beaucoup plus 

 commode dans bien des cas, mais qui ne peut remplacer celui-ci toutes les fois 

 qu'il s'agit de courants alternatifs, ou d'expériences dans lesquelles l'isolement absolu 

 est nécessaire. 



III. — Production des champs électriques. Machines électriques. — Piles. 



Nous venons de voir les instruments de mesure de l'électricité statique : il nous 

 reste à voir comment on peut produire pratiquement une différence de potentiel. On y 



1. Nous verrons plus loia ce qu'est ua mégohm. 



