^78 



ELECTRICITE. 



des résistances liquides. Le meilleur type pour les usages physiologiques est le rhéostat 

 Bergonié, qui sera décrit à l'article Électrothérapie. 



Enfin il existe une dernière espèce de résistance métallique dont nous verrons plus 



F IG. 135. 



Kliéostat de Gaiffe. 



loin l'usage; ce sont des dixièmes d'ohm exactement étalonnés. Il en existe de deux 

 espèces construits par Carpentier. Les uns, en maillechort, ne doivent débiter que 5 am- 



FiG. 136. — Dixième d'Ohm étalon. 



FiG. 137. — Ohm étalon. 



pères au plus, les autres, en fil de mangauine, peuvent en débiter 25. Ces instruments 

 servent, comme nous le verrons, à mesurer des intensités de courant. On construit aussi 

 des ohms étalonnés pour faibles courants seulement. 



Étalon de force électromotrice. — Il existe des éléments de pile qui ont une force 

 électromotrice absolument déterminée, quand ils sont construits avec grand soin, à con- 

 dition qu'ils soient employés sans débiter une intensité notable; quelques milliampères 

 suffisent pour fausser le résultat. On s'en sert cependant d'une manière courante, mais 

 il faut avoir soin d'employer des méthodes où la comparaison entre deux forces électro- 

 motrices se fait sans débit sensible. On compare alors par une de ces méthodes la force 

 électromotrice de l'étalon à celle d'un accumulateur qui a débité après charge complète 

 1/10 environ de cette charge. Dans ces conditions, sa force électromotrice est stable pour 

 longtemps, et cela, même si on lui demande d'assez grands débits, par exemple de 1/4 

 ou I/o du débit normal indiqué parle constructeur. Cet accumulateur sert aloa's d'étalon 

 secondaire, et on le vérifie de temps à autre par comparaison avec l'étalon primaire. 



Les éléments étalons les plus répandus sont ceux de Latimer Clark, de Gouy, du Post 

 Office de Londres; nous ne les décrirons pas en détail. On peut employer, pour les me- 

 sures qui n'ont pas besoin d'une haute précision, ce dernier élément en le construisant 

 soi-même. C'est un Daniell ayant une solution de sulfate de cuivre saturée, et où l'acide 

 sulfuriquv «îst remplacé par une solution de sulfate de zinc demi saturée. Dans ces con- 



