ÉLECTRICITÉ. -279 



ditions, on peut compter sur une force électromotrice de l^jOH, qui est à peu près indt;- 

 pendante de la température. 



Galvanomètres. — Nous avons vu que le courant électrique agissait sur l'aiguille 

 aimantée. Quand on place une petite aiguille aimantée au centre d'un tour de fil circu- 

 1 aire, on démontre aise'ment que la déviation de l'aiguille est inversement proportion- 

 nelle à la composante horizontale du magnétisme terrestre et directement à l'intensité 

 du courant. Cela est vrai approximativement pour les petits angles, mais pour les angles 

 notables on ne doit plus prendre la déviation elle-même, mais sa tangente trigonomé- 

 Irique; pratiquement l'angle de déviation qui croît d'abord proportionnellement au 

 courant, croît ensuite moins vite que ne l'exige la proportionnalité, et cela d'autant plus 

 que la déviation est plus grande. 



Il y a deux espèces d'instruments. Les uns sont les instruments sensibles, les autres 

 les instruments étalonnés. xNous nous occuperons d'abord des premiers, qui sont souvent 

 utilisés par les physiologistes. Dans ce cas, il faut donc augmenter autant que possible la 

 sensibilité d'un instrument. On y arrive par divers moyens. Le premier a été inventé par 

 ScHWEiGGER, c'cst la multiplication. 



Si, au lieu d'un seul tour de fil parcouru par un courant I, on a un grand nombre de 

 tours parcourus par le même courant, il est aisé de voir que les effets s'ajouteront. Mais 

 si l'on pousse trop loin cette multiplication, deux effets se produiront. D'abord la résis- 

 tance du galvanomètre augmentera, elle pourra donc arriver à diminuer notablement 

 l'intensité qu'on veut mesurer, puis les spires s'éloigneront forcément de l'aimant et 

 leur action diminuera. Nous ne pouvons pas entrer ici dans les de'tails de construction 

 du galvanomètre, nous indiquerons seulement plus loin comment on mesure 'ce qu'on 

 nomme la constante d'un galvanomètre, c'est-à-dire comment on apprécie sa valeur. 

 Disons pour l'instant comment il faut choisir la résistance de l'inslrument, c'est-à-dire 

 le diamètre du fil enroulé sur la bobine, pour avoir la déviation la plus grande avec un 

 circuit extérieur donné par sa résistance et sa force électromotrice.. 



Si nous considérons un volume en forme d'anneau mince occupé par des spires de 

 fil, l'action de toutes les spires sur le centre sera la même, pour ce qui est compris dans 

 ce volume mince. Supposons que le fil enroulé devienne m fois plus fin. Le nombre de 

 tours de fil dans ce volume mince deviendra m- fois plus grand; donc si I représente l'in- 

 tensité que nous supposons la même dans les 2 cas, la force exercée sur l'aimant mobile 

 sera = m^I x g, ^ étant une constante. Si nous répétons cela pour tous les anneaux 

 minces qui composent la bobine et si nous faisons la somme des forces, il vient 

 F=m-I X G. Quand on passe, pour un des anneaux minces ci-dessus, d'un fil à un autre 

 dans le rapport m, la résistance croît dans le rapport de 1 à m'', car le nombre de spires 

 contenues dans l'anneau varie dans le rapport de I à m^, et la résistance de chacune varie 

 encore dans le rapport de 1 à m^, étant inversement proportionnelle à la section. Donc si 

 E est la force électromotrice constante fermée sur le galvanomètre, si r est la résistance 

 du circuit et R celle du galvanomètre formé par un enroulement déterminé, l'intensité 



E 

 sera i =^ r--^ — . Si maintenant nous enroulons un fil m fois plus fin, l'intensité devien- 

 v\ -\- r 



dra 1 = r=r, et la force F = Gm2 1 = G 7^ ce qui peut s'écrire P= • 



r + m'*R r-fm*R ^ ^ r , ,„ 



— r + 7/1^ R 

 m- 



Le produit des deux termes du dénominateur est constant, quel que soit m. Il sera donc 



T 



minimum quand -^=^ni-Y\. ou ?' = m''R, c'est-à-dire quand la résistance extérieure sera 



égale à celle du galvanomètre. La force sera maximum dans ce cas. 



jVous conclurons de là que, pour les usages physiologiques où on veut mettre en évi- 

 dence de petits phénomènes électriques dans des tissus qui ont toujours une grande 

 résistance, et cela au moyen d'électrodes impolarisables dont la résistance est très 

 grande aussi, il faut employer des galvanomètres très résistants. Nous verrons ultérieu- 

 rement d'autres phénomènes très employés des physiologistes, les phénomènes thernio- 

 e'iectrique's, où il faut au contraire faire usage de galvanomètres très peu résistants. Dans 

 un laboratoire de physiologie, il est bon d'avoir comme galvanomètres très sensibles 

 un instrument de 10000 ohms environ et un de 4 à 3 ohms. On a alors à peu près tout 



