ELECTRICITE. 



281 



F(«. 1311. 



oscillations simples, il est de o". C'est donc 1" par oscillation simple. Pour une autre 

 position de l'aimant directeur, on a trouvé 25" pour 5 oscillations simples, c'est-à-dire 

 5" par oscillation simple. La sensibilité dans le second cas sera 25 fois plus grande que 

 dans le premier. 



Pour que cela soit exact, il faut que l'équipage fasse un certain nombre d'oscillations. 

 Sans cela l'amortissement inllue d'une manière notable sur la période, et le calcul ne 

 s'applique plus. Quand on arrive à des périodes assez longues pour que le frottement 

 de l'air arrête l'équipage en deux ou trois oscillations, il faut alors procéder à un éta- 

 lonnage de l'instrument. La mesure du temps d'oscillation indique bien encore cependant 

 si la sensibilité augmente ou diminue. 



Tels sont les résultats qu'on peut obtenir avec un équipage à un seul aimant. Mais il 

 est impossible dans ces conditions d'arriver à de grandes sensibilités, car les moindres 

 perturbations du champ terrestre donnent des déplacements de zéro tels qu'on ne peut 

 plus employer l'équipage. 



Aussi NoBiLr eut-il l'idée de former un équipage, dit asiatique, de deux aiguilles paral- 

 lèles et horizontales orientées en sens inverse, situées l'une à 

 l'intéi'ieur de la bobine et l'autre à l'extérieur. 



De la sorte, si les deux aiguilles sont bien identiques, le 

 champ terrestre n'a plus d'action et on peut au moyen de 

 l'aimant directeur donner telle sensibilité qu'on veut. Mais en 

 pratique, jamais deux aimants horizontaux ne forment un 

 système parfaitement statique. Si cela est déjà bien meilleur 

 que le système à un aimant, ce n'est pas encore parfait. 



A côté de la possibilité de donner à l'instrument une 

 grande sensibilité, il faut envisager la commodité de l'emploi. 

 Un instrument qui oscille indéfiniment avant de revenir au 

 zéro n'est pas utilisable. Il faut donc d'abord amortir le mouve- 

 ment de l'équipage d'une manière convenable, et ensuite réaliser des équipages ayant 

 la plus petite durée d'oscillation possible pour un couple donné. Thomsox a indiqué 

 la voie à suivre. Il faut employer des aciers susceptibles d'une très puissante aiman- 

 tation, et des aiguilles très petites. De plus il y a avantage à employer avec un équi- 

 pajze asiatique deux paires de bobines agissant respectivement sur les deux systèmes 

 d'aimants de manière à ajouter leurs effets. Ceci complique l'instrument et le rend plus 

 coûteux, aussi les galvanomètres à une seule paire de bobines sont-ils encore fort 

 employés. 



Enfin il est un procédé pour obtenir des équipages beaucoup plus asiatiques, beaucoup 

 plus stables comme aimantation, beaucoup moins sensibles aux perturbations que les 

 équipages à aiguilles horizontales, c'est l'emploi d'aiguilles verticales accouplées- comme 

 sur la figure 144. On réalise ainsi des astalismes très grands et des sensibilités élevées, 

 en employant les galvanomètres à deux paires de bobines. 



Enfin, on peut employer un système qui donne des sensibilités plus grandes encore 

 et un astalisme plus gYand encore, en mettant au centre des aiguilles 

 verticales des points conséquents inverses (fig. 145). Cet équipage donne 

 la meilleure sensibilité avec une seule paire de bobines. 

 Les divers galvanomètres sont les suivants : 

 1° Le galvanomètre de Nobili, qui est à rejeter; 

 2° Le galvanomètre de Thomso.v à une seule paire de bobine 

 (fig. 140); 



3° Le galvanomètre de WiEDEMANN-d'AasoNVAL (fig. 141), dont la 

 disposition originale consiste dans l'emploi d'un aimant puissant en 

 fer à cheval placé dans un cylindre en cuivre rouge qui donne un 

 grand amortissement par courant induit (Voir pins loin). Cet instru- 

 ment a l'avantage d'être disposé pour pouvoir faire varier énormément la sensibilité 

 en éoartant ou rapprochant les bobines de l'aimant. Cela permet d'employer un 

 instrument relativement sensible même pour des courants forts. De plus on peut faci- 

 lement remplacer la bobine, cî qui permet de la transformer en un instrument 

 résistant ou en un instrument peu résistant au choix. Quand on n'a pas besoin de 



Fin. 140 



