286 



ELECTRICITE. 



FiG. 149. 



Enfin on emploie très fréquemment les instruments à cadre mobile, et ce sont les 

 meilleurs pour les petites intensités et les courants continus. Ils sont aussi complète- 

 ment à l'abri, à cause de la puis- 

 sance considérable de leur champ 

 magnétique, de toutes les perturba- 

 tions du champ terrestre dues à la 

 présence de fer doux ou de courants 

 voisins. 



De bons milliampèremètres sont 

 construits sur ces principes par divers 

 constructeurs. Mais certains appareils 

 permettent de mesurer tous les 

 courants continus nécessaires dans 

 un laboratoire, soit les milliampères 

 nécessaires pour agir sur un tissu, 

 soit les ampères nécessaires pour 

 faire tourner une machine. On peut 

 en effet faire varier la sensibilité des 

 ampèremètres en les shuntant. On 

 comprend alors que la division tout 

 entière du cadran corresponde à une 

 intensité d'autant plus grande que 

 le shunt est mois résistant. On peut 

 donc étalonner ce shunt de manière 

 à ce que le cadran tout entier cor- 

 responde à une intensité donnée 

 d'avance. Chauvin et Arxoux cons- 

 truisent des instruments qui, avec le 

 faible shunt, donnent la division 

 tout entière pour SO milliampères, et il n'y a pas de limite à l'intensité du courant qu'on 

 peut mesurer avec un shunt assez puissant. En somme, il est commode pour un labora- 

 toire d'avoir un de ces instruments avec les shunts doimant l'amplitude de la division 

 totale : i" pour 0,05 ampère; 2° pour 0,3 ampère; 3° pour 1 ampère; 4» pour 10 ampères; 

 5° pour 20 ampères; 6° pour 100 ampères, dans le cas où on a à utiliser de véritables 

 courants industriels. Les 4 premiers sont toujours utiles actuellement, les courants de 

 20 ampères étant fréquemment employés. 



Mais nous insistons sur ce point que ces derniers instruments ne sont pas bons dans 

 le cas des courants interrompus de bobines d'induction. Il faut dans ce cas des appa- 

 reils d'un type quelconque, mais sans shunt. 



Voltmètres. — Pour savoir l'étal des accumulateurs, comme pour savoir le voltage 

 aux bornes d'une résistance utilisée, il faut avoir des instruments donnant par une 

 lecture directe ce voltage, et cela sans le modifier 

 d'une manière sensible. Pour qu'un de ces instru- 

 ments, placé en dérivation aux bornes de la résis- 

 tance utilisée, ne modifie pas sensiblement le cou- 

 rant, il faut qu'il ait une très grande résistance. 

 Dans ces conditions, d'après ce que nous avons dit A« 

 à propos des galvanomètres, il sera sensible à une 

 très petite intensité, ce qui est à rechercher. 



Tout instrument de résistance très grande par 

 rapport à la résistance utilisée pourra donc être 

 gradué en volts. Un instrument quelconque mesu- 

 rera au fond toujours l'intensité qui le travei'se, ou 

 la différence de potentiel aux bornes, puisque sa résistance est constante. La seule 

 condition à réaliser est donc que, lorsqu'on place l'instrument en dérivation, il ne 

 modifie pas sensiblement la différence de potentiel à mesurer, donc qu'il soit très 

 résistant. Quand on électrise un tissu organique, il n'y a pas moyen d'employer le 



FiG. i:>o. 



