ELECTRICITE. 



291 



b. Méthode de comparaison. — Dans cette méthode, si l'on a une déviation Oi avec une 

 résistance connue ri et Oo avec x, la pile étant la même dans les deux cas et supposée 



constante, on a déduit .r =ri ^. C'est la simple application des lois de proportionnalité 



'h 

 des déviations aux intensités. 



€. Méthode de l'ampèremètre et du voltmètre. — On connaît la résistance R en ohms : 

 si on sait quelle est la force éleclromotrice E qui y entretient une intensité I, par la for- 



mule R =^ j . Si donc on a un ampèremètre Convenable et un voltmètre convenable. 



FlG. 15^ 



on peut opérer ainsi : on dispose les appareils comme sur la figure de gauche, A étant l'am- 

 pèremètre et V le voltmètre, si la résistance R est faible, car alors le voltmètre fonc- 

 ionnera bien. Si au^^contraire, elle est forte, le voltmètre prendrait une fraction notable 

 du courant. On peut alors placer cet instrument comme sur la figure de droite, ce qui 

 revient à négliger la résistance de l'ampèremètre vis-à-vis de celle qu'on mesure, ce 

 qui est évidemment permis, puisque la première méthode n'est pas appUcable. 



A. Méthode du pont de Wheatstone, — Cette jnéthode, susceptible d'uiie haute pré- 

 cision, nous parait peu utile en général pour 

 l'usage des laboratoires de physiologie. Ce- 

 pendant nous l'indiquerons en quelques mots, 

 car elle est d'une application assez simple, 

 et qu'elle est comme nous le verrons plus 

 loin, de la plus haute utilité pour les mesures 

 délicates de température. 



Soit une pile P et, entre A et B, deux 

 branches en dérivation. Si nous plaidons un 

 galvanomètre entre C et D, le courant qui le 

 parcourra dépendra des résistances x /i Vi ra. 

 Supposons qu'il ne passe rien en G. I.e potentiel en C est le même qu'en D, et le long 

 des deux branches ACB et ADB, la répartition des potentiels sera la même que si 

 CD n'existait pas. Appelons c la différence de potentiel entre A et C ou A et D et e\ celle 

 entre C et B ou D et B, nous avons, ù étant l'intensité dans ACB, h dans ADB, 



Fio. 158. 



X r, ' 3 ^-3 



nous avons alors immédiatement par (t) et (2) 



e 



X 





d'où X : 



'3 



on forme donc un circuit conforme à la figure en mettant sur une branche la résistance 

 à mesurer a; et une résistance /'i. On peut former,la branche ADB soit avec des résistances 

 fixes, et on aura l'équilibre en ajustant »'i, soit avec un fil le long duquel on déplace un 



y-i 



curseur D, on a alors le rapport ^ par le rapport des distances AD et DB. 



III. Mesure des intensités. — La méthode la plus simple est celle de rampèromètre, 

 mais on peut avoir besoin d'un peu plus de précision. Dans ce cas, il faut avoir recours 



