308 



ELECTRICITE. 



On peut dire qu'un bon interrupteur est encore à trouver, au moins pour les usages 

 de la physiologie, car il n'y en a pas dont on puisse faire varier d'une manière suffisante 

 la fréquence, sans modifier la nature de l'interruption. On peut classer les interrupteurs 

 en deux catégories. Dans l'une le contact se fait entre deux pièces de platine, dans 

 l'autre il se fait entre une tige de platine et du mercure. Les premiers sont les plus 

 simples, les seconds sont les meilleurs. 



Le principe des interrupteurs est en général celui de la sonnette électrique. Un con- 

 tact en fer doux se trouve à quelque distance du noyau de la bobine; quand le courant 

 passe, le fer doux est attiré, et il rompt le courant. Un ressort ramène alors le fer doux 

 à sa position primitive, le courant est fermé et tout recommence. Ces appareils ont deux 



FiG. 171. — Bobine avec trcmbleur à mercure et trembleur Deprez. 



inconvénients, c'est que le courant agissant interrompt lui-même le circuit, et qu'il peut 

 se faire, s'il est trop puissant, par exemple, que le magnétisme rémanent dans le noyau 

 maintienne le contact du fer doux un temps appréciable ; le second, c'est que, si l'on veut 

 opérer avec un courant très faible, ils ne fonctionnent plus, et enfin qu'on n'est pas maître 

 de la fréquence. La bobine fig. 171 présente, à droite, un de ces interrupteurs, à gauche un 

 interrupteur analogue, mais où la rupture se fait sur le mercure. 



On emploie souvent en physiologie l'interrupteur de du Bois-Reymond (fig. 172). Un 



Kio. 172. — Chaiiot de du Bois-Reywond. 



pendule mobile autour d'un axe horizontal formé d'une tige de fer doux porte une 

 petite pointe en platine qui, quand le pendule est vertical, louche un petit ressort. Un 

 électro-aimant latéral attire le pendule quand le courant passe. Celui-ci prend alors 



