ELECTRICITE. 



321 



Les avantages et les inconvénients de ces procédés différents dépendent de plusieurs 

 facteurs. Tous ces appareils sont d'une sensibilité variable et insuffisante parfois; ils ne 

 permettent pas toujours de déterminer la direction du courant et de mesurer son inten- 

 sité et sa force électromotrice. Seule la boussole réalise toutes ces conditions et permet 

 d'étudier les phénomènes électriques à fond. C'est avec cet appareil quetoutes les études 

 sur l'électricité animale ont été faites, et c'est de cet appareil que l'on se sert actuelle- 

 ment le plus dans les laboratoires d'électro-physiologie. 



La dérivation du courant exploré au galvanomètre présente quelques difficultés et 

 nécessite certaines précautions qu'il est utile de connaître pour ne pas s'exposer à des 

 erreurs très considérables. Le choix des électrodes qui relient le galvanomètre aux pôles 

 de la source d'énergie électrique est donc à faire avec de grandes précautions. Il faut, 

 avant tout, éviter les effets de la polarisation au niveau des électrodes par suite de pro- 

 duits électroly tiques libérés; une autre cause d'erreur peut provenir de l'inégalité des 

 surfaces de contact des électrodes avec les parties Immides de tissus organiques et donner 

 ainsi naissance à un courant électrique comme dans la chaîne de Volta. Le galvano- 

 mètre, vu sa grande sensibilité, marquera alors le passage d'un courant électrique même 

 dans le cas où le tissu animal exploré ne pi'ésente aucune différence de potentiel. 

 D'autre part, le courant polarisateur et celui qui résulte de l'irrégularité des surfaces des 

 électrodes ayant une direction de sens inverse à celle du courant animal peut sensible- 

 ment diminuer et même annuler l'intensité de ce dernier, de manière à produire une 

 cause d'erreur considérable. 



C'est pourquoi les électrodes qui recueillent les courants électriques des tissus ani- 

 maux doivent être impolarisables et absolument homogène?. Ces deux conditions se 

 trouvent parfaitement l'éalisées dans 

 les électrodes imaginées par J. Re- 

 GNAULD (7) modifiées et perfectionnées 

 par Matteucgi et du Bois-Reymond. On 

 se pcrt à cet effet d'une combinaison de 

 zinc amalgamé et d'une solution saturée 

 de sulfate de zinc neutre. Du Bois-Rey- 

 MOND a donné aux électrodes impolari- 

 sables une forme très avantageuse, qui 

 est la plus usitée en électrophysiologie. 

 Ce sont des vases en zinc fondu amal- 

 gamés à l'intérieur et remplis d'une 

 solution concentrée de sulfate de zinc, 

 dans laquelle plonge par un de ses bouts 

 un coussinet formé d'un grand nombre 

 de feuilles de papier à filtre et imbibé 

 préalablement de la même solution 

 (fig. 179). 



,, ., 1^1 , Fir.. 170. — Vases dcrivateurs impolHi'isables et hoinoarônes. 



Un pareil vase rheophore est presque 

 complètement impolarisable et peut être absolument homogène par rapport à un autre 

 vase rheophore, de façon à ne donner lieu à aucune force électromotrice perturbatrice. 

 En rapprochant ces deux vases et en établissant ainsi entre eux un contact, on ne cons- 

 tate aucune déviation de l'aiguille galvanométrique. Pour éviter les altérations que les 

 tissus organiques peuvent éprouver au contact d'une solution de sulfate de zinc aussi 

 concentrée, on recouvre les coussinets avec deux lames d'argile à modeler imbibée d'une 

 solution de chlorure de sodium à 0, 6 — 0,7 p. 100. Cette solution est indifférente sur 

 les tissus animaux sans les altérer et sans produire de forces électromotrices. C'est au 

 contact de ces lames que l'on place les tissus dont on veut examiner l'énergie électrique. 



Dans certains castes vases rhéophores présentent quelques inconvénients et peuvent 

 avantageusement être remplacés par des électrodes impolarisables de du Bois-Reymond 

 basées sur le même principe et représentées dans la figuie 180. 



On peut donner la forme voulue au tampon d'argile plastique qui touche le boul 

 inférieur du tube en verre, contenant la solution de sulfate de zinc et une lame en zinc 

 amalgamé. Ce bouchon peut être moulé en pointe, qui permet de localiser l'électrode 



DICT. DE PHYSIOLOGIE. — TiME V. 21 



