114 Willieliu Trendelenburg, Das zentrale Nervensystem der warmblütigen Tiere. 



Zapfen (XVI, XVII) im Gehörgaug befestigt. An den Ecken des Horizontal- 

 rahmens sind senkrecht stehende paarweise durch horizontale Stangen (X, XI) 

 verbundene Pfeiler (VI, VII, VIII, IX) angebracht; die ]\Iitte der in Milli- 

 meter geteilten Stangen, welche der Sagittallinie ent.spricht, ist mit Null 

 bezeichnet. Auf den genannten Stangen (X, XI) (Transversalführung) ist 

 mit Zahn und Trieb eine Längsstange (XII) (Sagittalführung) verschieblich, 

 welche wiederum eine der Frontalebene entsprechende Nullmarke trägt und von 

 diesem Punkt aus nach vor- und rückwärts graduiert ist. Der eigentliche 

 Nadelhalter (XV) schließlich gleitet auf der Sagittalführung und auch hier 



Fig. 38. 



Hinteransicht von Clarkes Instrument (liintere Hälfte); die Nadel für senkrechtes Einstechen aufgesetzt. 



ist wieder die Stellung an einer Teilung ablesbar. Die Nadel läßt sich 

 weiterhin nicht bloß von oben her senkrecht zur Horizontalebene vorschieben, 

 sondern auch von hinten her senkrecht zur Frontalebene. In beiden Fällen 

 entspricht der Nullpunkt der Skala der Stellung, in welcher die Nadelspitze 

 die betreifende Ebene erreicht. Soll die Nadel von hinten eingeführt werden, 

 so ist sie an der Sagittalführung in besonderer Weise (mittels rechtwinklig 

 nach unten führender Stange XX) verbunden. Eine nähere Vorstellung des 

 Instrumentes möi-'d! die der Arbeit von Ilorslev und Clarke entnommenen 

 Figuren 30 — 39 geben; wegen weiterer Einzelheiten muß auf das Studium 

 der Erläuterung der Abbildungen und der Originalabhandlung verwiesen 

 werden. 



PMner besonderen Besprechung bedürfen noch die ^'orriohtungen. durch welche 

 gewährleistet wird, daß der horizontale Kahmen genau in die entsprechende Ebene 



