Methodik der Ausschaltung von Zentralteilen. 



39 



einrichten kann. Zwei Schrauben ]) und ü' halten den Apparat darauf in der gewünsch- 

 ten Stellung fest. Die Schraube C dient dazu, das ganze Instrument seitlich verschieben 

 zu können, was wiederum für die genaue Einstellung des Messers in die gewünschte 

 Schnittebene notwendig ist. Mittels des Stabes D wird der Apparat an ein senkrechtes 

 Stativ befestigt, wie des näheren aus der Fig. 14 zu ersehen ist. 



J 



Fig. 15. 



Myelotom, Projektions ansieht von der Seite. 



5 6 



Fig. 16. 



Dasselbe von oben gesehen. Während in der Seitenansicht der Apparat in einer Stellung wiedergegeben 

 ist, in der der Halter H nach vorne noch ein Stück bewegt werden könnte, ist in der Ansicht von oben 

 der Apparat in maximaler Streckung der Parallelogramme wiedergegeben, in der diese die Form von 

 Eechtecken erhalten. Durch die Beugung der Teile in Fig. 15 ist der Vergleich der Fig. 15 mit der 

 Fig. 14 erleichtert. Das Instrument ist in Figg. 15 und IG in nicht ganz Vs der natürlichen Größe wieder- 

 gegeben. 



Das Schnittmuster wird nach einem Tiere von möglichst derselben Easse und 

 Alter (gleicher Wurf) hergestellt. Das Nähere ist frülieren ^'eröffentlichungen zu 

 entnehmen (sis. 349j_ Hingegen sei noch einiges über die Form der Messer und die 

 Methode der „Unterschneidung" angegeben. Die Messer werden aus Stahldraht her- 

 gestellt und haben eine möglichst dünne Schneide. Am einen Ende sitzt der Querstift, 

 der dazu bestimmt ist, den Anschlag an den Rändern des Schnittmusters zu bilden. 



