118 Wilhelm Trendelenburg, Das zentrale Nervensystem der warmblütigen Tiere. 



Fig. 41. 

 (Nach Talbert.) 

 Elektrodenträger für Hirn- 

 reizung nach J.R.Ewald. 

 (Ansicht im Durchschnitt.) 

 A Deckel mit Steckstiften 

 S S zum Anschluß an die 

 Leitung. 

 B „Kern" , enthaltend die 

 Knpferhülsen KK für die 

 Steckstifte, und die Knopf- 

 elektroden p p aus Platin. 

 C „Conus", zum Einschrau- 

 ben in die Trepanöifnung 

 der Schädeldecke. 



abgerundeten Enden 



c hervorragen. Die Tiefe, bis zu 



Vorübergehen der Narkosenwirkung vorzunehmen. Es 

 zeigt sich, daß das Tier die Reizung und die durch 

 sie ausgelösten Bewegungen gar nicht weiter beachtet. 

 Die Methode ist von Baer^) und von Talbert ^H) zu 

 eingehenden Versuchen benutzt worden. Die von den 

 Autoren verwendeten Elektroden (beide von Ewald) 

 sind etwas verschieden; sie seien beide genauer be- 

 sprochen. 



Fig. 41' zeigt die von Talbert zuerst verwendete Form. 

 Der in die Scliädellücke einzuschraubende Elfenbeinring C ist 

 außen konisch geformt; in seinen inneren Schraubengang paßt 

 dieWindung des diePlatin-Knopf elektroden tragendenStückesB. 

 Die Leitungsschnüre werden an dem deckelartigen Steckkon- 

 takt A angebracht. An Stelle der letztgenannten Teile A und 

 B verwendete Talbert später die in D und E wieder gegebe- 

 nen Stücke, durch die der Kontakt besser gegen zufälliges 

 Loslösen gesichert war (Fig. 42). Die Leitungsschnüre L laufen 

 in eine Art Zange D aus, deren Spitzen z in den Vertiefungen V 

 den Elektrodendrähten angedrückt werden. Durch Vorschieben 

 des Querstücks Q wird das Abschütteln der Zange verhindert. 



Bei der von Baer benutzten Einrichtung (Fig. 43) ist 

 der mit Gewinde versehene Konus b aus Metall; er wird 

 mit einem auf den vierkantigen Aufsatz a passenden Schlüssel 

 in die Trepanöffnung eingeschraubt. Die in der Mitte des 

 Konus ])efindliche Längsbohrung 1 stellt nun die Schrauben- 

 mutter dar für das Gewinde c eines dickeren Metallzylinders 

 M, in welchem zwei bis vier Drähte derart enden, daß ihre 

 nur sehr weniar über dem Niveau der unteren Fläche von 



ÄE 



welcher der Zylinder eingeschraubt wird, kann 

 durch Zwischenlegen von Ringen r zwischen 

 Zylinder und Konus beliebig bestimmt werden. 



Sollen bestimmte Stellen der Hirn- 

 oberfläche gereizt werden, so ist die 

 Trepanüftnung unter Berücksichtigung 

 der topogi-aphischen Beziehungen anzu- 

 lesen. Durch Vorhandensein mehrerer 

 Elektroden bietet die Baer sehe Anord- 

 nung noch die Möglichkeit, bei schon 

 festliegendem Konus die Reizstelle zu 



wechseln. 



42. 



(Nach Talbert.) 

 Veränderte Form des Leitungsanschlusses. 

 D ,, Zange". 



„Kern" mit seitliehen Vertiefungen VV, 

 in denen die Zangenspitzen »» mit den 

 Elektroden Kp Kp in Kontakt treten können. 

 (Im Durchschnitt dargestellt.) 



gewünschten 



E 



Talbert empfiehlt, um den 

 Punkt der Hirnrinde mit 

 größerer Sicherheit zu treffen, gleich auf 

 beiden Seiten ein Elektrodenpaar anzu- 

 bringen (und auch sonst die Operation 

 gleich an zwei oder mehreren Stellen aus- 

 zuführen). Nach der Trepanation wird 

 die Dura im freigelegten Bezirk entfernt 

 und dafür gesorgt, daß in der Öff'nung kein Blutgerinnsel liegt (Baer). Nach 

 Talbert wird sodann gleich nicht nur der Konus, sondern auch der Kern 

 eingeschraubt, die Haut über dem ganzen zusammengenäht und dann für 

 den oberen Teil des Kerns ein kleiner Einschnitt in die Haut gemacht. 



