209 



stein u. Tschermak). Nach letzterer Methode ist die Fig. 15 (S. 52) 

 erhalten worden. Zugleick lassen sich Beweguiigen der untersuchten 

 Organe (Muskeln usw.) durch vor den Spalt gestellte Hebel verzeichnen. 

 Die Zeitschreibung geschieht durch Aufzeichnung von Federschwin- 

 gungen; Keizmomente und andere Einwirkungen auf die Organe werdeu 

 durch Signale vor dem Spalt angegeben. 



Nach Berechnungen von Burch und von Einthoven verfahrt 

 man bei der Analyse der Kapillarelektrometerkurven folgendermaCen : 

 Aus den Ordinaten der gezeichneten Kurve y m kann man die wirk- 

 lichen Ordinaten der Stromeskurve y b durch Rechnung finden, wenn 

 man eine Konstante c bestirnmt hat, welche die Schnelligkeit aus- 

 driickt, mit der der Meniskus den Stromesschwankungen folgt, uud 

 wenn man die Geschwindigkeit miBt, mit welcher die gezeichnete 

 Kurve in dem Zeitmoment t steigt oder sinkt , in welchem sie die 

 Ordinate y^ erreicht. 



Um die Konstante c zu finden , mufi man eine Eichuugskurve 

 durch Schliefien eines konstanten Stromes (unter 0,95 Volt) aufnehmen. 

 Diese steigt in einer logarithmischen Form , erst schneJl , dann lang- 

 samer , konvex nach oben gerichtet , zu einem Maximum an , das y' 

 heiCen moge. Dann hat man fiir c die Formel: 



1 t . log e 



c ~ ~ logy' log (y 1 y) 



(e ist die Basis der natiirlichen Logarithmen , log e 0,4343). Aus 

 mehreren Werten von y muC man einen Mittelwert von c berechnen. 



Die Geschwindigkeit, mit welcher die Elektrometerkurve steigt 

 oder fallt, wird durch den Differentialquotienten derselben, dy/dt, aus- 

 gedrtickt. 



Fiir die Ordinaten der zu berechnenden Kurve hat man daun die 

 Formel : 



1 dy 



Vb y m + ^- dt - 



Die fiir jeden Zeitpunkt zu berechnende Ordiuate ist also gleich 

 der beobachteten Ordiuate fiir diesen Zeitpunkt plus oder minus einer 

 Grofie, welche gleich dem reziproken Werte der Eichungskonstante c 

 mal dem positiven oder negativen Werte von dy/dt zur Zeit t ist. 

 In dem aufsteigenden Teil der Elektrometerkurve ist dy/dt positiv, in 

 dem absteigenden Teil derselben dagegen negativ. In dem ersteren 

 Teil lauft die berechnete Kurve hoher, in letzterem tiefer als die 

 Elektrometerkurve. Im Maximum der letzteren, wo dy/dt = ist, 

 schneidet sie dieselbe (s. Fig. 15). 



Das Saiteugalvanometer, von Einthoven 1 ) konstruiert, be- 

 ruht auf dern Prinzip des Depr ez-d' Arson valschen Spulengalvano- 



*) Ann. d. Phys. (4) 12, 1059 (1903). Onderzoekingen gedaan in het 

 physiolog. Laborat., Leiden 1907. 155 S. 



Bernstein, Elektrobiologie. 14 



