210 



meters. Statt der drehbaren Spule befindet sich im Magnetfelde eine 

 feine leitende Saite , entweder ein versilberter Quarzfaden oder sehr 

 feiner Platindraht, durch welche der zu messende Strom geleitet wird. 

 Gehen die Magnetkraftlinien durch die an beiden Enden befestigte 

 Saite senkrecht hindurcb, so erleidet sie bei Durehleitung eines Strornes 

 eine gegen erstere senkrecht gerichtete Ablenkung. Diese wird mit 

 Hilfe eines Mikroskops beobachtet oder zur Aufzeichnung auf einen 

 Spalt eines Schirmes, senkrecht gegen denselben gerichtet, projiziert, 



Fig. 61. 



Q 



Saitengalvanometer von Einthoven (nach Konstruktion Edelmann). 



so dafi die Bewegungen der Saite in derselben Weise , wie oben be- 

 schrieben, photographisch registriert werden konnen. 



In der Pig. 61 ist das von Edelmann hergestellte Saitengalvano- 

 meter abgebildet. Es besteht aus einem hufeisenformigen Elektro- 

 magneten, dessen Pole mit den zwei schneidenforniigen Polschuhen P 

 belegt sind. Zwischen diesen befindet sich der Fadentrager, der in 

 Fig. 62 besonders abgebildet ist. Die Saite oder der Faden wird zwischen 

 den Stiften hh befestigt. Diese sind durch Mikrometerschrauben ver- 

 schiebbar , um die Saite richtig eiuzustellen. Der Fadentrager wird 

 mit seiner Grundplatte C (Fig. 62) in einen Schlitten des Gestelles ein- 

 geschoben. Die Saite wird in die Mitte des schmalen Spaltes zwischen 



